14 L. F. Nilson und O. Pettersson, 



Berechnet man, wie vie] Kieselsäure, Eiseiioxyd und Beryllerde die 

 in Analyse 1) angewandte Quantität der so zusammengesetzten Substanz 

 liefern muss, so erhält man: 



Kieselsäure 0.00200 Grm. 



, Eisenoxyd 0.00598 — 



Beryllerde, schon vorhandene . 0.02011 — 

 Beryllerde aus Beryllium .... 0.47;)3H — 



0. .5074:7 Grm, 

 während die in Analyse 1) wirklich gefundene Quantität der drei Oxyde 

 0.51000 Grm. beträgt. 



Wie oben schon erwähnt, wurde das spec. Gewicht dieses Ge- 

 menges von Ber3'llium mit Eisen, Kieselsäure und Beryllerde bei !)°0. 

 zu l.yiOl gefunden. Nimmt man das spec. Gewicht der Kieselsäure 

 = 2.3, des Eisens = 7.5 und der- Beryllerde = 3.0 an, so berechnet sich, 

 wenn man das gefundene spec. Gewicht des unreinen Metalls auf das darin 

 wirklich vorhandene reine Beryllium reducirt, 



das specifisclhe Gewicht des reinen Berylliummetalls zu 1.H4. 



Dieser Theil imserer Untersuchung war schon im Anfang des vo- 

 rigen Jahres zum Abschluss gebracht, es blieb uns damals nur übrig die 

 spec. Wärme des Metalls zu bestimmen, was wir mit dem von Bunsen ') 

 construirten Eiscalorimeter auszuführen beabsichtigten. Bei Benutzung 

 von Bunsens Versuchsmethode stiessen wir jedoch, trotz der genauesten 

 Beobachtung seiner Vorschriften auf unerwartete »Schwierigkeiten, und nur 

 darin liegt die Ursache, dass wir diese Untersuchung nicht schon vor 

 einem Jahre vollenden konnten. 



Bunsen umgiebt sein Instrument mit reinem, am besten frisch ge- 

 fallenem Schnee. Bei Befolgung dieser Arbeitsmethode ist es uns leider 

 nicht gelungen, annähernd richtige, weit weniger völlig exacte Bestim- 

 muno-en zu gewinnen. Der kleine Quecksilberfaden des Scalenrohrs wurde 

 nämlich niemals stationär, obgleich wir während einer längeren Zeit un- 

 sere Versuche täglich erneuerten und dabei reinen, oft ganz frisch ge- 

 fallenen Sohnee und ausserdem ein sehr zwechmässiges Arbeitszimmer 

 zur unserer Verfügung hatten. Der Grund einer solchen Inconstanz des 

 empfindlichen Apparates scheint uns sehr klar. Der Schnee hat in der 

 That nur selten genau die Temperatur + 0, und ein mit diesem Medium 

 unmittelbar nmgegebenes Calorimeter kann mitliin die für sein Gleich- 

 gewicht durchaus nothwendige Temperatur + nicht erhalten. 



') Pogg. Ann. P.. 141 p. 1. 



