ÜEBER Darstellung und Valenz des Berylliums. 15- 



Vor einiger Zeit haben indessen Schuller und Wartha ') vorge- 

 schlagen, das BuNSEN'sche Eisealorimeter in Wasser von + statt in 

 Schnee zu bringen. Wir haben bei unseren Untersuchungen das von 

 ihnen construirte Thermostat mit bestem Erfolg benutzt, wandten aber 

 im übrigen die Methode von Bunsen unverändert an. Um indessen bei 

 der grossen Zerbrechlichkeit des Instruments Unglückstalle mögliehst zu 

 verhüten, haben wir unseren Apparat nur etwas verschieden und, wie 

 wir glauben, zweckmässig dadurch eingerichtet, dass wir in dem, der 

 Glasglocke des Thermostats genau angepassten und dieselbe über- 

 greifenden und mit zwei Tubulaturen für die Calorimeterröhre versehenen 

 Zinkbleckdeckel selbst dem gläsernen Instrument eine möglichst feste 

 Stellung gaben. Wir erreichten dies sehr leicht, indem wir an der un- 

 teren Seite des Deckels drei ]Messingsstäbe anlötheten und an deren 

 Enden eine Korkscheibe anschroben, in deren Vertiefung das gläserne 

 Calorimeterrohr ruht, und endlich indem wir die Tubulaturen mit genau 

 passenden, dünnen Korklamellen dichteten. In Betreff übrigen Anord- 

 mmg des von uns benutzten Thermostats können wir auf die Abhandlung 

 Schullers und Warthas und in Betreff des Calorimeters und der Aus- 

 führung unserer Bestimmungen auf Bunsens Arbeit verweisen. 



Umgiebt man das so im Thermostate eingerichtete Instrument in 

 einem grossen Gefäss mit Schnee oder zerkleinertem Eise und füllt jeden 

 Tag den davon veggeschmolzenen Theil in geeigneter Weise nach, so 

 wird der Ausschlag des Quecksilberfadens völlig constant und ändert 

 sich auch innerhalb einiger Tage nicht um einen Sealentheil, sofern die 

 Zimmertemperatur zwischen 0" — 2.5" C. liegt. Dem zufolge brauchten wir 

 bei mehreren der unten angeführten Bestimmungen, wie man ersieht, 

 keine Correctionen für den Scalengang zu machen; der Quecksilberfaden 

 war nämlich oft vor wie nach dem Versuche völlig stationär. Ist aber 

 die Temperatur der Umgebung höher als 2.5", so lässt sich der P]influss 

 derselben auf das Instrument bemerken. Der Quecksilberfaden zieht sich 

 dann immer zurück, aber nur äussert langsam. 



Zunächst sind die Beobachtungselemente unserer Versuche über 

 AVasser und über die von uns stets benutzten Glassorten anzuführen: 



') Berichte der deutsch. Chem. Gesellsch. VIII p. 101 1 ; Ann. d. Phys. und Chem. 

 N. F. II p. 359. 



