I. 



BESTDlMUÎsG DER SPECIFISCHEîs WÄRME YOÎs FLÜSSIGKEITEIS. 



(Tafel I. Fig. 1 ii. 2). 



Die Bestimmung der Molekularwärme von Flüssigkeiten und Lösun- 

 gen und die Veränderung derselben bei verschiedener Temperatur und 

 Concentration ist bekanntlich eine wichtige Aufgabe der physikalischen 

 Chemie. Wir werden in dem Folgenden die Aufmerksamkeit der Leser 

 auf eine einfache Methode lenken, welche die spec. Wärme von Flüssig- 

 keiten mit grosser Genauigkeit zu bestimmen erlaubt. 



Ein Cylinder von Schmiedeeisen wird auf der Drehbank so geformt, 

 wie Fig. 1 u. 2 zeigt. «A» ist der sorgfältig polirte Eisencylinder, wel- 

 cher in Yi seines Umkreises aufgeschnitten ist, so dass er im Durch- 

 schnitt ein C bildet. An demselben sind zwei feine Stäbchen von Elfen- 

 bein «c» mit kleinen Schrauben befestigt, woran der Cylinder aus einem 

 erwärmten Luftbad herausgenommen und in das Calorimeter «C» gebracht 

 werden kann. Der imtere scharfe Rand, womit der Cylinder auf dem 

 Boden des Calorimeters ruht, ist an zwei Stellen ausgefeilt, damit die 

 Flüssigkeit in «C» leichter cirkuliren kann, wenn der Rührer «d» bewegt 

 wird. «C» ist von sehr dünnem Blech und ruht auf drei Spitzen von 

 Elfenbein «g». Auf dem Boden des Zinkcylinders «Z», welcher das Calo- 

 rimeter umgiebt, steht ein Gefäss «H» mit konc. Schwefelsäure, welche 

 die Luft trocken hält. Ein ringförmiges Korkstück «n» verhindert das 

 Eindringen der äusseren Luft zwischen «C» und «Z», wo ihre Feuchtigkeit 

 sich auf die Wand des Calorimeters niederschlagen würde, sobald die 

 Temperatur desselben unter die Zimmertemperatur gesunken wäre. Aus- 

 serdem ist das Calorimeter vor dem Einfluss der Umgebung durch den 

 hölzernen Deckel «k); geschützt, welcher mit Einschnitten für das Ther- 

 mometer ccB», die Stäbchen «c» und den Rührer «d» versehen ist. «k» 



