4 O. Pettersson, Experimentelle Methoden und Untersuchungen 



besteht aus 3 Sectoren, wovon 2 in dem Augenblick weggenommen wer- 

 den können, wo der erwärmte Cylinder «A»') eingeführt werden soll. 

 ((Z» wird von Aussen mit zerstossenem Eis cd», einer Kältemischung oder 

 warmem Wasser umgegeben, je nachdem man die spec. Wärme der Flüs- 

 sigkeit im Calorimeter bei höherer oder niedriger Temperatur zu bestim- 

 men wünscht. Wenn die Temperatur von «T» sehr verschieden von der 

 Umgebung gehalten werden soll, thut man gut,' den ganzen Apparat in 

 einen hölzernen Kasten einzusetzen und mit Sägespähnen, Wolle u. s. w. 

 umzugeben. Wir werden später zeigen, dass man denselben Apparat zur 

 Bestimmung der Schmelzwärme der Körper brauchen kann; in 

 dem Fall ist man oft genöthigt, die Temperatur des Calorimeters bis 

 — 8** oder — 10" sinken zu lassen, wenn es sich z. B. darum handelt, 

 die Schmelzwärme solcher Körper, wie Wasser, Nitrobenzol, Ameisensäure 

 u. s. w. zu bestimmen. Wenn der Apparat mit Sägespähnen u. s. w. 

 isolirt ist, gelingt es gut, solche Bestimmungen auch im Sommer aus- 

 zuführen . 



Der eiserne Cylinder wird nur wenig über die Zimmertemperatur 

 erhitzt (bei unseren Versuchen bis zu +26° oder +27° C). Als Luftbad 

 dient ein grosses, blankes Metallgefäss, welches von unten sehr gelinde 

 erwärmt wird. In der Mitte desselben ruht auf Holzstäben ein eisernes 

 Gefäss mit Quecksilber, worin - der Cylinder «A» mittelst eines starken 

 imigebogeuen Eisendrahtes völlig eingetaucht gehalten wird. Ein sehr 

 feines Thermometer, das mit einem Fernrohr beobachtet wird, geht durch 

 den Deckel des Luftbades in das Quecksilber. Die Erwärmung des Luft- 

 bades geschieht äussert langsam und wird etwas früher unterbrochen, als 

 bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, das Thermometer steigt dann 

 noch etwas und wird schliesslich während längerer Zeit constant: dann 

 wird Deckel und Thermometer rasch entfernt und der Eisencylinder «A» 

 mittelst der Elfenbeinstäbchen «e» aus dem Quecksilbergefäss des Luft- 

 bades gehoben ^) und in das Calorimeter «C» eingeführt. Die Temperatur- 

 steigerung des Calorimeters wird genau jedes halbe Minute mit einem 

 Fernrohr abgelesen, bis das Calorimeter von der Anfangstemperatur «t», 



') Der vou uns l)enutzto Cylinder hat einen äusseren Durelunesser von 50 Älm. 

 und einen inneren von 30 Mm. Er wiegt 309.754 Grm. Die Dimensionen und das 

 Material desselben können natürlich verschieden genommen werden. Eisen ist darum 

 vortheilhaf't, weil man es in ein Gefass mit (Quecksilber einsenken und darin die Tem- 

 l>eratur des Luftbades annehmen lassen kann. 



-) Wenn das Quecksilber i-ein ist, haftet kein Tropfen an der polirten Eisen- 

 fliiche. 



