IN DER PHYSIKALISCHEN ChEMIE. 5- 



welche constant ist (man wartet nämlich den Augenblick ab, wo das 

 Calorimeter völlig die Temperatur der Umgebung «Z» und «I» angenom- 

 men hat, und der Stand des Thermometers B auch beim Umrühren con- 

 stant') bleibt), das Maximum passirt, und schliesslich, unter gleichmäs- 

 siger Bewegung des Rührers «d», diejenige Temperatur »è» erreicht hat, 

 wovon das Sinken des Thermometers «B» vollkommen regelmässig erfolgt. 

 Diese Temperatur «Ä» wird als die Endtemperatur des Versuches notirt. 

 Es gehört allerdings etwas Umsicht dazu, den Versuch so zu leiten, 

 dass die Temperatur «e» des Luftbades und cd» (Anfangstemperatur des 

 Calorim:s) ungefähr gleichzeitig constant werden, weil dieser Zustand 

 sich nicht beliebig lange erhalten lässt, aber man gewinnt dadurch den 

 Vortheil, dass diese Temperaturen vollkommen sicher bis zu y^ Grad 

 observirt, und ohne irgend eine Correction in die Rechnung eingeführt 

 werden können. Dagegen müssen die Wärmeverluste des Calorimeters 

 von dem Augenblick an ermittelt werden, wo der Versuch angefangen 

 ist bei der Temperatur «t», bis zu demjenigen, wo die wirkliche End- 

 temperatur («J» des Experiments observirt worden ist. Wenn man die 

 Temperaturabnahmen, welche das Calorimeter während dieser Zeit in 

 jeder halben Minute erlitten haben würde, zu («5» addirt, erhält man die 

 corrigirte Endtemperatur des Versuches ««^i» d. h. die Temperatur, welche 

 das Calorimeter sogleich erreicht haben würde, wenn die von dem Eisen- 

 cyliuder empfangene') Wärmemenge [= 309,745.0.108 (ö—())] sich augen- 

 blicklich in ihm vertheilt hätte. Wir empfehlen die folgende Art der 

 Correction besonders, weil sie sich für alle Bestimmungen nach der 

 Mischungsmethode gleich gut eignet, ausserordentlich einfach ist und 

 keine hypothetische Annahme enthält. 



Correction von («5'»: Nachdem die Endtemperatur («î» bestimmt, und 

 ein ferneres regelmässiges Sinken der Temperatur constatirt ist, wird ein 

 erwärmter Glasstab einige Secunden in das Calorimeter getaucht, wodurch 

 die Temperatur nochmals etwas über das bei dem Versuch observirte 

 Maximum steigt. Von da au werden die Observationen regelmässig fort- 

 gesetzt, bis die Temperatur des Calorimeters beträchtlich gesunken ist. 

 Man erhält dadurch eine Tabelle, w^che über die Abkühlung des Calo- 

 rimeters bei verschiedenen Temperaturen Rechenschaft giebt, und man 

 braucht nur, für die observirten Temperaturen zwischen cït» und A die 

 ensprechenden Werthe aus der Tabelle einzuführen, um zu wissen, wie 



') Also = 0", oder wenig darüber, wenn «Z» mit Eis «I» Hingegeben ist. 

 -) Spec. Wiirine des Schmiedeeisens zwischen -)- 4" und -|- 37" C = O.ios. Mittel 

 ans 10 Versuchen. 



