IN DER PHYSIKALISCHEN ChEMIE. 9^' 



Rücksicht zu nehmen. Die Formel zeigt, dass x eine Function der Wasser- 

 und Quecksilbermengen m und nii ist, welche bei den Versuchen ange- 

 wandt worden, und von den Temperaturveränderungen r und t, , welche 

 sie erlitten haben. Wir nehmen an, es sei ein Versuchsfehler in der Be- 

 stimmung irgend einer dieser vier Grössen begangen, und untersuchen, 

 welchen Einfluss derselbe auf das Resultat haben würde. Zuerst wollen 

 wir auf Fehler in der Bestimmung von m und nii Rücksicht nehmen, 

 d. h. auf 



Wägungsfehler: Durch Differentiation erhält man: 



, 4''.315 j , , 1.58.910 . é^.sis , 



clx = , ■„- 7w- cim ; unci dx = — r. .„_ winr dm, 



m 4467.517 . i^ss ' Uli [4467.517]^.4"58 ' 



Untersuchen wir jetzt, welchen Einfluss auf den Werth von x ein Fehler 

 von 1 Gramm in der Gewichtsbestimmung von m und von m, haben 

 würde: [dm = 1 Gr.; dm, = 1 Gr.] 



dx =0,0002; und dx = — 0,ooooo7 



Oder: Ein Fehler von O.i Gramm in der Gewichtsbestimmung des Was- 

 sers würde das Resultat schon in der 5ten Decimalstelle unsicher machen. 

 Die Correction der Wassermenge auf den luftleeren Raum beträgt etwa 

 0.18 Gr. Diese Correction ist also bei dem Wasser unumgäng- 

 lich n o th wendig, damit das Resultat die erwähnte Genauigkeit er- 

 reichen soll. Dagegen ist eine Cori'ection des Quecksilbergewichtes mj 

 vollkommen unnöthig, denn ein Fehler von 1 Gramm würde nur einen 

 verschwindend kleinen Einfluss auf das Resultat ausüben. 



Thermometerfehler: Man muss bei thermischen Experimenten 

 dieser Art auf zwei Fehlerquellen aufmerksam sein, welche von den 

 Thermometern herrühren können. Erstens darf man nicht ohne Weiteres 

 voraussetzen, dass die beiden Thermometer im Luftbad und im Calori- 

 meter vollkommen correspondiren. Die Thermometer, welche bei dieser 

 Untersuchung dienten, waren von Geissler in Bonn für diesen Zweck 

 gefertigt und zeigten überall zwischen 0" und +5''.60 C) vollkommen 

 Uebereiustimmung ^) bis auf Y05 Grad. Ferner darf man nicht annehmen, 

 dass ein Thermometer eine und dieselbe Temperatur identisch angeben 



') Länger konnte die Vergleichung nicht fortgesetzt werden. 



-) Nachdem man die Correction für die Verschiebung des Punktes angebracht 

 hatte. Diese Verschiebung muss während einer Reihe von Versuchen mehrmals unter- 

 sucht werden, und ist nicht als constant anzunehmen. 



Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 2 



