IN DER PHYSIKALISCHEN ChEMIE. 13 



Bestimmungen von «, welche hier angeführt sind, beträgt etwa 0.75 "/(, 

 von der berechneten Zahl (= O.1O8O8). Dieselbe Differenz findet man in 

 allen Versuchen*), welche nach der Mischungsmethode ausgeführt sind: 

 diese Zahl 0.75 "Ig dürfte ziemlich annähernd die Gränze der Genauig- 

 keit ausdrücken, welche man mit einem Wassercalorimeter erreichen 

 kann. «, wird auch nach der gewöhnlichen Mischungsmethode bestimmt, 

 nur mit dem Unterschiede, dass Quecksilber als Calorimeterflüs- 

 sigkeit gebraucht wird. Dadurch bewirkt man, dass die Wärmeabgabe 

 ausserordentlich rasch geschieht, und dass die Correction sehr klein wird. 

 Die gefundenen Werthe von «, unterscheiden sich nie mehr als um 0.65 "/„ 

 von einander. Die Genauigkeit der Mischungsmethode wird also er- 

 höht, und wir rathen deshalb, alle thermische Bestimmungen, 

 welche dazu geeignet sind, in Quecksilber statt in Wasser 

 auszuführen. Vergleicht man die einzelnen Bestimmungen von x unter 

 einander, so bemerkt man, dass die grösste Differenz hier nur = O.00007 

 d. h. 0.21 7o ist. Dies beruht einzig und allein darauf, dass die stören- 

 den Nebenumstände, welche sonst die Mischungsmethode begleiten hier 

 ihren Einfluss gegenseitig aufheben. 



Die beschriebene Methode ist ganz besonders erdacht worden, um 

 die spec. Wärme des Quecksilbers genau festzustellen, weil diese Con- 

 stante die Grundlage der folgenden physikalisch-chemischen Untersuchung 

 bildet: und doch war diese Aufgabe die ungünstigste Probe, worauf 

 man die Methode prüfen konnte. Es giebt wohl keine Flüssigkeit, die 

 sich bei calorimetrischen Bestimmungen so verschieden von dem Wasser 

 verhält, wie Quecksilber. Bei jeder anderen Flüssigkeit würde die Ab- 

 kühlung des Calorimeters und die Correction in den beiden Reihen von 

 Versuchen viel ähnlicher erfolgen, bei Salzlösungen würde z. B. die 

 Genauigkeit der Methode theoretisch fast unbegränzt gesteigert werden 

 können. 



Bei unseren Versuchen wurde die spec. Wärme des Schmiedeeisens 

 zwischen +4° und +27''C = O.108O8 gefunden. Man hat bisher keine di- 

 recte Bestimmung dieser spec. Wärme bei so niedrigen Temperaturen, 

 wohl aber berechnete Werthe von 



Byström spec. Wärme des Eisens bei 0'' = 0.iii64i 



BÈDE » » » » zwischen +4* u. 4-27" = 0.1077. 



•) Siehe z. B. die Bestimmungen von Regnadlt. 



