IN DER PHYSIKALISHEN ChEMIE. 21 



len ist, gelingt es gut, der Röhre eine schön regelmässige Form zn ge- 

 ben: Die Röhre wird genau gewogen, dann durch Einsaugen mit Flüs- 

 sigkeit bis f(v» gefüllt, mit einer Stichflamme bei «n» zugeschmolzen und 

 wieder gewogen, wodurch das Gewicht der eingeschlossenen flüssigen 

 Substanz bestimmt wird. Oben bei «n» wird die Röhre nicht zugeschmol- 

 zen, sondern mit einer kleinen Wachskugel zugestopft, um einen etwai- 

 gen Verlust durch Verdampfen der Flüssigkeit vorzubeugen. Nachher 

 bringt man die Röhre in ein mit Quecksilber gefülltes Calorimeter von 

 dünnem Eisenblech. Um das Aufschwimmen der Röhre zu verhüten, 

 trägt das Thermometer an seinem Stiehl einen Schirm oder ein Gitter von 

 Eisendraht oder Blech, das vielfach durchlöchert ist, wodurch die Röhre 

 unter dem Niveau des Quecksilbers im Calorimeter gehalten wird, so dass 

 nur der obere Theil «n» aus der Flüssigkeit emporragt. Das Calorimeter 

 ruht auf drei elfenbeinerne Spitzen in der Mitte eines cylindrischen Gefässes 

 von Zinkblech, welches mit Eis, Wasser, einer Mischung von Schnee und 

 Kochsalz u. s. w. umgegeben werden kann, je nach der Temperatur, 

 welche man in drm Calorimeter herstellen will. Die ganze Anordnung 

 ist im Abschnitt I beschrieben und abgebildet worden. Die Temperatur 

 des Calorimeters ist anfangs etwas höher als die normale Schmelztem- 

 peratur der Flüssigkeit, durch die Einwirkung der kälteren Umgebung 

 sinkt sie aber allmählig, und wenn der Rührer bewegt wird, zugleich 

 sehr regelmässig. Unter diesen Umständen kann eine Flüssigkeit oft 

 sehr bedeutend unter ihrem Schmelzpunkt abgekühlt werden ohne zu 

 erstarren, und es ist in der Regel vortheilhaft, das Ueberschmelzen der 

 Flüssigkeit sehr weit zu treiben, weil die Erstarrung dann um so schneller 

 (gewöhnlich fast momentan) vor sich geht. Entweder wartet man den 

 Augenblick ab, wo die Flüssigkeit von selbst erstarrt, indem mau regel- 

 mässig jede halbe Minute das Thermometer durch ein Fernrohr beobachtet, 

 oder auch wird die Erstarrung bei einer beliebigen Temperatur eingeleitet 

 durch einen haarfeinen Glasfaden, welcher durch die obere Öfl'nung (m» 

 eingeführt wird und an seiner Spitze eine Spur derselben Substanz in 

 fester Form trägt, welche die Röhre als Flüssigkeit enthält. Die latente 

 Wärmemenge, welche sich bei dem Festwerden der Flüssigkeit entwickelt, 

 wird durch die Temperaturerhöhung des Quecksilbers und Calorimeters 

 bestimmt. Die Correction wegen der Wärmeabgabe des Calorimeters an 

 der Umgebung von dem Augenblick, wo das Gefrieren eintritt bis sämmt- 

 liche Temperaturdiflferenzen ausgeglichen sind, ist schon im Abschnitt I 

 ausführlich beschrieben. 



