28 O. Pettersson, Experimentelle Methoden und Untersuchungen 



Das Dilatometer, 



welches auf Tafel I abgebildet ist') wird mit Quecksilber gefüllt bis ah 

 und gewogen. Dann wird mit einem Trichterrohr, welches haarfein aus- 

 gezogen ist, der Resevoir «B» mit Flüssigkeit bis «k» gefüllt und der 

 Apparat in ein Gefäss mit erwärmten Quecksilber eingesenkt, so dass 

 die Flüssigkeit in B lebhaft kocht, bis alle Luft entfernt ist. Nachher 

 lässt man durch Offnen des Hahns «a» Quecksilber in «B» eindringen bis 

 die kochende Flüssigkeit über den Hahn «d» steigt, welcher sogleich zu- 

 gedreht wird. Das Instrument wird abgetrocknet und gewogen, um das 

 Gewicht der eingeschlossenen Flüssigkeitsmenge zu bestimmen. Das 

 calibrirte Scalenrohr «C», welches mit einer kleinen durchbohrten Kaut- 

 schukplatte imd einigen Schrauben ^) mit dem Apparat verbunden werden 

 kann, dient um die Ausdehnung der Flüssigkeit in «B» zu messen. Das 

 spec. Gewicht derselben wird mit einem s. g. SpRENGEL'schen Pykno- 

 meter ermittelt, welches bekanntlich ausserordentlich scharfe Bestimmun- 

 gen erlaubt, wodurch das Volumen der eingeschlossenen Flüssigkeit genau 

 berechnet werden kann. Damit diese Flüssigkeit verschiedene Tempera- 

 turen annehmen kann, wird das Dilatometer in ein cylindriches Gefäss 

 von Eisenblech eingesenkt, welches mit Quecksilber gefüllt ist und in 

 seinem Boden einen eisernen Haken trägt, woran der umgebogene Theil 

 des Dilatometers aufgehängt werden kann, so dass es von dem umge- 

 benden Quecksilber getragen und aufrecht gehalten wird^). Das eiserne 

 Gefäss ist mit einem Rührer versehen und ein feines Thermometer taucht 

 in das Quecksilber, aussenhalb kann dasselbe mit Wasser, Eis, Schnee 

 und Kochsalz u. s. vv. umgegeben werden. Die Berechnung der Ausdeh- 

 nung geschieht in folgender Weise. [«G» = Volumen des Apparates, wel- 

 ches der Temperaturveränderung (t — tj ausgesetzt wird; W = Volumen 

 der eingeschlossenen Flüssigkeit; Q = (G — W) = Volumen des Quecksilbers 

 in G; q = Ausdehnungscoefficient des Quecksilbers; g = Ausdehnungscoef- 



') Das Instrument ist nach iinsier Zeichnung von Da- Geisslek in Bonn verfertigt. 



^) Sind an der Zeichnung ausgelassen. 



*) Man sorgt dafür, dass der Apparat immer bis zu einer bestimmten ^Marke an 

 dem Stiel des Dilatometers eingesenkt ist, so dass «B» von Quecksilber völlig utnge- 

 geben wird, dann wird immer dasselbe Volumen «G» den Temperaturveränderungen 

 ausgesetzt. Durch Auswiigen mit Quecksilber von 0" wird dieses Volumen genau 

 berechnet. 



