IN DER PHYSIKALISCHEN ChEMIE. 29 



ficient des Glases; k = die am Scalenrohr gemessene und corrigirte schein- 

 bare Ausdehnung; x = die wirkliche Ausdehnung der Flüssigkeit] 



X = k-[Qq-Gg] (t-tj. 



Der Ausdehnungscoefficent des Glases «cg» muss durch einen be- 

 sonderen Versuch bestimmt werden. Das Dilatometer wird in warmes 

 Quecksilber (250" bis 300") eingetaucht, man lässt Quecksilber aus «A» 

 langsam in «B» eindringen, die an den Wänden haftende Luft bildet bei 

 dieser Temperatur grosse Blasen, welche durch Schütteln oder durch 

 Berühren mit einem durch den Hahn «ch einzuführenden Platindraht 

 leicht entweichen. Das Erhitzen wird so lange fortgesetzt, bis gar keine 

 Luftblasen zu entdecken sind, und das Quecksilber überall spiegelnd an 

 der Glaswand schliesst. Nach dem Erkalten ist der Apparat vollständig 

 mit Quecksilber gefüllt, und die scheinbare Ausdehnung des Quecksilber- 

 volumens «G» zwischen zwei verschiedenen Temperaturen t und tj kann 

 in gewöhnlicher Weise beobachtet und daraus der Coefficient «g» berech- 

 net werden. Bei dem von uns gewöhnlich benutzten A^sparat ist 



G = 9.118.3 kc 



und g ist, je nachdem man den von Reonault gefundenen oder von 

 WüLLNER berechneten Werth von q benutzt, 



g = 0.00002473 ; oder g = 0.000026.36. 



Der Apparat eignet sich gleich gut für die Bestimmung einer jeden 

 Volumenveränderung, welche ein Körper durch die Wärme erleidet im 

 festen oder flüssigen Zustand und beim Schmelzen. Die Ausdehnung 

 oder Zusammenziehung der Körper beim Schmelzen ist gewöhnlich zu 

 gross, um mit dem feinen Scalenrohr bestimmt zu werden, man schliesst 

 dann den Hahn «c» und wägt die Quecksilbermengen, welche durch «b» 

 eingesogen oder ausgetrieben werden. Soll die Ausdehnung einer Sub- 

 stanz nach dem Erstarren im festen Zustand bestimmt werden, so unter- 

 sucht man zuerst, ob man bei der Ausdehnung und bei der Zusammen- 

 ziehung der Substanz zwischen zwei Temperaturen t und t, vollkommen 

 dasselbe Resultat erhält; in dem Fall kann man ohne weiteres die 

 Versuche fortsetzen, als ob der Apparat eine Flüssigkeit statt eines starren 

 Körpers enthielte, wenn aber der Ausschlag des Quecksilberfadens im 

 Scalenrohr beim Erwärmen und Abkühlen nicht gleich gross wird, so 



