219 



derför bringas att sammanfalla med en bestämd punkt på 

 himmelen, derigenom att en stjärna en s. k. ledstjärna, hvars 

 läge är tillräckligt noga bekant, under expositionen hålles 

 på motsvarande ställe af mikrometerns synfält. Införandet af 

 en ensam plåt i en och samma kassett kan nu genom ett par 

 konstgrepp ske med vida större noggrannhet än O.i mm, 

 särskildt om, såsom vid de af oss använda plåtarna, en af 

 plåtens kanter är afslipad. Upptager kassetten emellertid 

 vid den ena insättningen äfven skifvan med nätet, kommer 

 plåten på en ny plats inom kassetten och, då plåten sjun- 

 ker ned på sin plats genom ghdning mot stöd med sneda 

 ytor, kommer den olika lutningen af dessa ytor och plå- 

 tarnas olika tjocklek att inverka på orienteringen. Denna 

 verkan kunde förminskas genom att plåtkanten vore snedt 

 afslipad. Vid de flesta här gjorda upptagningarna har for- 

 dran på en noggrannhet af &' i orienteringen dock kunnat 

 upprätthållas. 



Förra delen af hösten 1891 egnades till större delen 

 åt dessa skilda slag af undersökningar. Under vintern 

 1890—91 hade särskilda försök gjorts beträffande möjlighe- 

 ten att ersätta det vid utvecklingen använda järnoxalatet 

 med eikonogen, som är en starkare utvecklare och ger svar- 

 tare bilder, synnerligen lämpade för mätning. Det visade 

 sig emellertid, att eikonogenet icke är någon konstant ut- 

 vecklare, hvad som här är af särskild vikt att äga, då man 



plåten bilden af hvarje stjärna under formen af en lysande fläck af 

 skarp cirkulär begränsning, utgörande genomskärningen af plåten med 

 den af stjärnan alstrade Ijuskonen. Bringas genom instrumentets fin- 

 rörelser, fläcken att befinna sig vid en af nätets korspunkter, så proji- 

 cera sig nätets linier på denna och framträda såsom ganska starka 

 streck, oeh då till följd af ögats närhet bilden synes betydligt försto- 

 rad, så kan inställningen af korspunkten på cirkelns medelpunkt ske 

 med mikrometrisk noggrannhet. Har cirkeln så placerats på nätets 

 mellersta korspunkt, behöfver man blott inställa mikrometertrådarna 

 på stjärnans bild i mikrometerns synfält för att kunna afläsa, hvil- 

 ken punkt inom mikrometern svarar mot plåtens midtpunkt. — Vid 

 faststående instrument kan man likaså genom att undersöka cirkelns 

 väg öfver nätet, orientera detta i den dagliga rörelsens riktning. 



