tjher das I.eitvermögen der Mischungen i^on starken Elcldrolylen. 41 



2. Die Messapparatur. 



Bei dfii oloktrischeii Widerstanilsincssiiiition wiiidr eine Widerstandsbrücke mit einem Tole- 

 plioii als Nidliiistrument benutzt. Bei dem Gebrauch von Wechselstrombrücken müssen besondere 

 Vorsichtsmassrcgeli! getroffen werden, damit die vier Brückenzwcifxe sich nicht gesrenseitifr durch 

 Induktion beeinflussen und auch die Stromleitungen keine Induktion ausüben. Als nötitrc Be- 

 dingungen wollen wir formulieren: 



1:0 Der Wechselstrom niuss einen möglichst reinen Sinuscharakter haben. 



2:0 Die Vergleichswiderstände müssen möglichst induktions- und kapazitätsfrei sein. 



3:0 Grosso luduktionsflächen sind zu vermeid(!n. 



Bekanntlich wird bei den Präzisionsmessungen der Leitfähigkeit von Elektrolyten nach 

 dem Verfahren von P. Kohlrausch und Maltet, die eine grosse Anzahl von solchen Leit- 

 fähigkeiten mit sehr grosser Genauigkeit gemessen haben, eine Walzenbrücke benutzt. Die Walzen- 

 brücke wurde bei den vorliegenden Untersuchungen vermieden. Wenn auch der Draht der 

 Walzenbrücke als ausreichend induktions- und kapazitütsfrei angesehen werden kann — wenig- 

 stens wenn die Messungeji bei symmetrischer Brücke gemacht werden -so bietet die Walzenbrücke 

 selbst eine nicht ganz unwesentliche Induktionsfläche dar; ausserdem ist bekanntlich die Herstel- 

 lung eines gut definierten und gut arbeitenden Kontaktes bei der Walzenbrücke ziemlich schwierig. 



Bei der Durchbildung und Aufstellung der Apparatur sind bei Beachtung der oben ange- 

 gebenen Bedingungen und der Entwicklung der elektrischen ■\Iesstechnik neue Gesichtpunkte 

 zur Anwendung gekommen. 



Wie bekannt hat der mittels einer Elektronenröhre zu Schwingungen angeregte Ki-eis aus 

 Selbstinduktivität und Ka,pazität eine völlige Umwälzung auf dem Gebiet der Wechselstrom- 

 technik hervorgerufen und bietet derselbe ein sehr bequemes Mittel um ungedämpfte Schwingun- 

 gen von grosser Konstanz der Frequenz zu erzeugen. Bei nicht zu starker Inanspruchnahme der 

 Röhre sind die Oberschwingungen kaum merklich. Als Generator wm'de deshalb eine Sender- 

 röhre benutzt. Die Anodenspannung war etwa 600 Volt. Der Heizstrom wurde von einer Akkumu- 

 latorenbatterie von sieben Zellen geliefert und war von einer Stärke von ti.C^ Ampere. Die Schwing- 

 ungsfrequenz konnte mit Hilfe eines Stöpselkondensators stufenweise geändert werden. Ge- 

 wöhnlich wurden Schwingungen, derer Frequenz akustisch auf etwa 700 geschätzt wurden, benutzt. 

 Die Schaltung in dem Schwingungskreise war eine Rückkopplungsschaltung, wie sie in »Di(; 

 Elektronenröhren und ihre technischen Anwendungen» von Dr Hans Georg Müller, 1922, 

 Seite 63, Fig. 71 angegeben ist. Aus diesem Primärkreise wurde der Strom für die Brücke durch 

 induktive Kopplung herausgenommen. 



Die Messbrücke war eine bifilare, von etwa ähnlichem Typus, wie die von Giebe ^ eingeführte. 

 Die beiden Brückenzweige bestanden aus parallel aufgespannten, blanken Manganindrähten, die 

 sehr sorgfältig ausgewählt wurden. Der Durchmesser betrug 0.34 mm. Der Abstand zwischen 

 ilen parallelen Drähten war überall 8 mm. Der kürzere Zweig hatte eine Länge von 786 mm und 

 wurde bei G H durch eine Kupferlamelle kurzgeschlossen. Ebenso waren bei D F die beiden 

 Brückenzweige mittels einer Kupferlamelle mit einander vei'bunden. Der längere Zweig hatte 



' E, GlEBE, Ztschr. f. Instrumentenk. :B1, 8. 6, und S. 33; 1911. 

 N:o 10. 



