42 J. E. Renholm. 



eine Länge von etwa 970 mm. Die fünf Punkte der Brücke F, 

 D, C, P und E wurden einander sehr nahe angeordnet, um stö- 

 _^ rende Induktionseinflüsse zu vermeiden. Von E, P und C tühr-. 

 ^^ ten Kupferlamellen zu den Klemmen K, L und M. Zwischen K 

 und L wui'de das Widerstandsgefäss eingeschaltet, zwischen L und 

 \^ M die Vergleichswiderstände. Da das Widerstandsgefäss eine 



wenn auch kleine Kapazität besitzt, lässt sich durch einen reinen Widerstand allein kein gut be- 

 stimmtes Minimum erreichen, weil der Phasenwinkel dann niemals gleich Null ist. Desshalb wiude 

 parallel mit den Vergleichswiderständen ein kleiner Drohkondensator eingeschaltet. Der Zweig 

 B B AG wurde bei den Versuchen durch einen verschiebbaren Kontakt kurzgeschlossen. Die Lage 

 des Kontaktes wurde auf einer bei D B befestigten Skala abgelesen. Wird die korrigierte Able- 

 sung auf dieser Skala a genannt, bestimmt sich der gesuchte Widerstand X durch die Gleichung 



Ä'_786 

 R~ a ■ 



Auf die Herstellung eines guten Schleifkontaktes wurde besonders grosse Sorgfalt verwendet. 

 Der Kontakt wurde in folgender Weise hergestellt: In der unteren Seite eines rechtwinkhgen 

 Marmorparallelepipeds wm'de eine zylindrische Rinne ausgehöhlt und zwar so, dass das Parallele- 

 piped, wenn es auf der Brücke liegt die Brückendrähte in keinem Punkte berührt. (Vorbereitende 

 Versuche hatten gezeigt, dass Goldsilber in jeder Hinsicht als Kontaktnmterial Neusilber weit über- 

 legen ist.) Der Kontakt wurde deshalb aus einem in spitzem Winkel gebogenen Goldsilberblatt 

 hergestellt. Die so gebildete Kante wurde schwach abgerundet um den Draht nicht zu verletzen. Das 

 Goldsilberblech wurde dann an eine der kurzen Seitenflächen des Marmorparallelepipeds mittels 

 Schrauben, die, da sie nicht festgespannt waren, in vertikaler Richtung eine gewisse Bewegungs- 

 freiheit gestatteten, befestigt. An die Basalfläche in der Nähe der zweiten Kurzseite des Parallele- 

 pipeds wurde ein unten abgerundeter Marniorstift angebracht. Das Marmorparallelepiped wurde 

 dann auf die Brücke gelegt, das Goldsilberblech genau einjustiert und mittels der Schrauben 

 endgültig befestigt. Das Marmorparallelepiped ruhte so auf drei Punkten: auf den Berührungs- 

 punkten des Bleches mit den Drähten und auf dem Marmorstift. Der Kontakt wurde dadurcli 

 mathematisch definiert und erfüllte sämtliche von F. Kohlrausch und L. Holbobn angege- 

 benen Bedingungen. 



Es ist noch zu erwähnen, dass bei den Punkten D und P der Generatorstrom angeschlossen 

 war. Ein Doppelkabel diente dazu um die Störungen nach aussen zu vermeiden. Die Punkte E und C 

 waren nicht direkt mit dem Telephon, sondern mit einem Niederfrequenzverstärker und dieser 

 wiederum mit dem Telephon verbunden. Als Leitungen dienten wieder Doppelkabel. Der Nie- 

 derfrequenzverstärker arbeitete gewöhnlich mit drei, bisweilen mit vier Rölu-en. Ein Punkt der 

 Brücke war geerdet. Dem Brückendraht wurde dadurch ein künstliches Alter gegeben, dass vor 

 dem Gebrauch ein elektrischer Strom längere Zeit dm-ch die Brücke gesandt wurde. Aus der 

 Konstruktion der Brücke folgt, dass die Korrektionstabelle der Brücke öfter erneuert werden 

 musste als bei einer gewöhnlichen oder einer Walzenbrücke, was natürlich ein, wenn auch be- 

 langloser, Nachteil war. 



Tom. L. 



