Üher das Leitvermögen der Mischungen von starken Elektrolyten. 43 



Die Benutzulis eines Niederl'requcnzverstärkers stellt nattirlich sehr grosse Ansprüche an 

 (l;is Minimum. Bei Widerständen von g;ewöhnlicher Konstruktion von einigen hundert Ohm war 

 kein gutes Minimum mehr zu erreichen. Hier sollten nun aber bei reinem Wa,sser Widerstände 

 von der Grössenordnung von 10^ Ohm gemessen werden und bei den kleinei'en Konzentrationen 

 solche von einer Grössenordnung von 10^ bis 10"' Ohm. Es bestand also die Aufgabe, möglichst 

 induktions- und kapazitätsfreie Widerstände herzustellen. T3ic Herstellung induktionsfreier Wi- 

 derstände bietet keine sehr grosse Schwierigkeit. Anders gestaltet sich aber die Sache, wenn 

 grosse, ebenfalls kapazitätsfreie Widerstände hergestellt werden sollen. Bekanntlich sind mehrere 

 Versuche gemacht worden, diese Aufgabe zu lösen. Der bekannteste ist von Chaperon angege- 

 ben. Nach den Versuchen von H. L. Curtis und F. W. Grover^ hat es sich jedoch gezeigt, 

 dass die von den genannten Forschern angegebene Methode, für die Herstellung induktions- 

 umi kapazitätsfreier Wechselstromwiderstände, viel bessere Ergebnisse liefert als diejenige 

 von Chaperon. Nach dem Prinzip von Curtis und Clrover wurde zuerst ein Widerstand von c:a 

 1,000 Ohm und ein zweiter von 2,000 hergestellt. Ein Marmorzylinder von 4 cm Länge und 2.8 cm 

 Dui'chmesser wurde längs eines Durchmessers mit einem feinen Schlitz versehen, der sich über 

 3/4 der Zyliiiderlänge erstreckte. Die Wicklung wurde darauf in der Weise ausgeführt, dass der 

 l)ralit einmal um den Zylinder geschlungen und dann durch den Schlitz hindurchgeführt wurde. 

 Dann wurde er in entgegengesetzer Richtung einen ganzen Umlauf weitergeführt, wieder durch 

 den Schlitz gefülu't und so weiter. Der Draht bestand aus Ivonstantan vono.üö mm Diameter und 

 war mit Seide umsponnen. Die ganze Spule wurde dann in geschmolzenes Paraffin eingetaucht 

 und so mit Paraffin überzogen. Nachdem sich diese Widerstände bei vorbereitenden Messungen mit 

 Wechselstrom ausgezeichnet bewährt hatten, wurden mehrere solche Widerstandsspulen herge- 

 stellt. Die grösste von diesen hatte einen Widerstand von über 17,000 Ohm. Auf die Herstel- 

 lung von weiteren sehr grossen Spulen wurde verziclitet, weil belvanntlich die Störungen, 

 besonders der Kapazität bei mehreren kleinen Spulen kleiner sind, als bei einer grossen 

 b('i gleicher Gesamt-Ohmzahl. Dabei wurde immer darauf geachtet, dass der Durchmesser so ge- 

 wählt wurde, dass die Wicklungsbreite nicht viel den Durchmesser überschi'itt. ^ Auch den 

 Widerständen wm'de in ähnlicher Art wie dem Brückendraht ein künstliches Alter gegeben. 



Die oben beschriebene Apparatur hat sich sehr gut bewährt und lieferte bei Messungen bis 

 hinab zu den kleinsten Konzentrationen und sogar bei sehr reinem Wasser von einer Leitfähigkeit 

 der Grössenordnung 10 -"^ ein sehr gutes und scharfes Minimum, wenn der Niederfrequenz- 

 verstäi-ker mit drei Röhren arbeitete und der » Nullstrom» also etwa 200 Mal verstärkt wm'de. 



Um den störenden Einfluss, der davon herrührt, dass Glas sich ein wenig in Wasser löst, zu ver- 

 meiden, wurde als Material für das Widerstandsgefäss undm'chsichtiger Quarz benutzt. Das Wider- 

 standsgefäss hatte die Form eines Zylinders mit 9 cm Durchmesser und 16 cm Höhe und war von 

 der »Quarzhütte Silectra» im Uster hergestellt. Vor dem Gebrauch wurde es sorgfältig ausgeglüht. 

 Die Elektroden bestanden aus 0.2 mm dickem Platinblech und wurden von starken Platinstiften 

 getragen. Bekanntlich lässt sich Platin in Quarz nicht einschmelzen, deshalb wurde das Prinzip 

 der Quecksilberlampe benutzt und die Platinstifte in dm'chsichtigen Quarz eingeschliffen. Jedes 



' H. L. Curtis und F. W. aROVBR, Bull. Bur. Stand., Washington, 8. 495, 1912 und Elektrotechn. Zeitschrift 

 33, S. 1221, 1912. 



' Man vergleiche: F. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik 1923. S. 611. 



N:o 10. 



