über das Leitvermögen der Mischungen von starken Elektrolyten. 45 



tivo Widerstand lässt sicli bokuniitlicli als i'iii "liiiisclior Widerstand A' mil, ])arallel geschaltencr 

 Kapazität C'i auffassen. Der 'Widcrstaudsoperator für diesen Z\\(;it!,' ist 



wo o) die Frequenz des Wecliselstrouies ist. Die Bediugung der Stromlosigkeit lautet dann, \\eun 

 die Kapazitäten und die Frequenz so klein sind, dass die Glieder von dem Typus o)^ X'^ C^ vernach- 

 lässigt werden können 



A'(l-ia.A'C',) B-, 



Bt(] —imRi C'a) Bj 

 oder 



X\\+ 0)' X R^ C, C; + i m ( flj a. — XC,)) ^ Ä, 

 Ä,(l + w'iJ,= C/-) ^ R/ 



Aus der i;'enannten Annahme dei' ivii'iniieit der Kapazitäten und der Frequenz folgt 



X[l+iw (-Bo.C^î — JlCJ] ^ R, 



Daraus ergibt sich als Bedingungen für die Stromlosigkeit 



(X R, 



\r:~ R,' 



Man sieht daraus, dass unter den erwähnten Voraussetzungen, bei der Bestimmung von X die Ka- 

 pazität nicht hineinkommt. Die Ausgaugsgleichung zeigt weiter, dass wenn die Messungen bei sym- 

 metrischer Brücke gemacht werden, die Voraussetzung dass fJg und ^4 induktions- und kapazitäts- 

 frei sein sollen, wegfällt. Es wird nur gefordert, dass sie gleiche Kapazität und Induktivität be- 

 sitzen. In der Tat ist auch bei früheren Messungen des Leitvermögens der Elektrolyte die Kapa- 

 zität nicht berücksichtigt worden. 



Das Leitvermögen der Elektrolyte hat bekanntlich einen ziemlich grossen Temperatiu'koeffi- 

 zienten (bei verdünnten Lösungen der Salze 0.020 bis 0.026). Bei den Messungen über die Leit- 

 fähigkeiten miiss man also bei jeder Messung eine Temperaturmessung oder auch ein für alle Mal 

 ein konstantes Temparatm-bad herstellen. Der letztere Weg erschien in jeder Hinsicht sicherer 

 und zweckmässiger. Dabei muss beachtet werden, dass die Tempera tm-bestimmung der duixh 

 die vorliegende Apparatur sonst zu erreichenden Genauigkeit entspricht; bei vorliegenden Unter- 

 suchungen also etwa O.Ol Grad. Ein konstantes Teinperatm'bad wurde hier durch einen Dop- 

 pelthermostat erreicht. 



Dass durch Verwendung eines Thermostats das Minimum in Folge von störenden Kapazitäts- 

 einflüssen verschlechtert würde,» wie in der Litteratur erwähnt wird, konnte hier nicht beobachtet 

 werden. Der Thermostat bestand aus einem ärrsseren grossen Behälter aus Kupferblech und 

 einem inneren Glasgefässe. Hierzu wurde ein grosses Akkumulatorgefäss benutzt. Durch den 

 äusseren Behälter floss ein beständiger Wasserstrom. Die Geschwindigkeit des Wasserstromes -wurde 

 immer so eingestellt, dass in dem äusseren Behälter eine Temperatur von 17.8° — 18° erreicht wurde. 

 Die Heizung in dem inneren Behälter geschah mit Hilfe einer 32-kerzigen Metallfadenlampe. 

 Der Heizstrom wurde mittels eines Temperaturregulators automatisch ein- imd ausgeschaltet. 



' Kohlrausch: Gesammelte Abhandlungen II. 

 N:o 10. 



