50 



J. B. Renholm. 



Der Widerstand N:o 8 wurde nur bei Messungen der Leitfähigkeit des reinen Wassers benutzt 

 Für die Bestimmung dieses Widerstandes wurden deshalb nur drei Beobachtungen gemacht. Hier- 

 bei ergab sich 



11556.06, 11556.04, 11556.08. 



Ausserdem wurde bei Messung der Leitfähigkeit des reinen Wassers eine noch grössere Wider- 

 standsspule benutzt. Der Widerstand dieser Spule wurde bestimmt zu 17625.1 Ohm. 



Die Messkolben, Pipetten und der Thermometer. 



Die Art der Herstellung der nötigen Lösungen soll in jedem einzelnen Falle näher beschrieben 

 werden. Als allgemeines Prinzip mag hier nur erwähnt werden, dass hierbei zuerst eine^konzen- 

 trierte Lösung und aus dieser mit Hilfe von Pipetten verdünnte Lösungen hergestellt wm-den. 

 Dabei wurden immer nur zwei Pipetten benutzt, die eine vom Inhalt von etwa 50 cm*," die 

 zweite von etwa 5 cm*. Auf die Benutzung von kleineren Pipetten wurde hier, grösserer Genauig- 

 keit wegen, verzichtet. Da die Messungen einen relativen Charakter haben, indem die Bestim- 

 mung der Widerstandskapazität des Elektrolytgefässes in ganz ähnlicher Weise wie die eigent- 

 lichen Messungen gemacht wurde, garantiert auch die Benutzung von immer denselben Pipetten 

 eine grössere Genauigkeit. Die Benutzung der Pipette als Präzisionsinstrument hängt wesenthch 

 davon ab, dass die Pipette immer genau in der gleichen Art behandelt wird. Sorgfältig wurde 

 darauf geachtet, dass jede Spur von Fett in der Pipette vermieden wurde. Sowohl die Pipetten 

 wie die Messkolben wurden deshalb sehr oft mit einer Lösung von Kaliumbicbromat und konzen- 

 trierter Schwefelsäiu'e gereinigt. 



Bekanntlich gibt es zwei verschiedene Arten die Pipetten zu verwenden und dem entsprechend 

 die Pipetten zu eichen. Man kann die Pipette auf Ausfluss oder auf Trockenfüllung (mit Nachspülen) 

 eichen. Letzteres garantiert natüi'lich im allgemeinen eine grössere Genauigkeit. Im vorliegenden 

 Falle ist dies jedoch zweifelhaft, weil hierbei andere und schwierig zu bestimmende Fehler 

 auftreten können. Die Pipetten wurden deshalb auf Ausfluss geeicht und benutzt. Nm" die 

 äusserste Spitze der 5 cm* Präzisionspipette wurde nachgespült. Die 50 cm* Pipette war eine 

 Präzisionspipette von besonderer Konstruktion mit einer Marke auch an der Spitze. Bei dieser 



'l'nlll. L. 



