über das Lcitvermöticii der Mischmiijcn. ron sliirken Klnklroljitrn. 



51 



wurde deshalb die Spitze nicht nachgespült. Wenn eine Pipette imniui' eine konstante Benetzung 

 haben soll, muss man bekanntlicli darauf achten, dass die Ausflusszeit nicht zu klein' und stets 

 ungefähr dieselbe ist. Dies wurde dadui'ch erreicht, dass der Hals mit denr Finger etwas ver- 

 schlossen wurde. Bei der 5 cm* Pipette wurde der letzte Tropfen derart ausgetrieben, dass der 

 Hals mit dem Finger vollständig geschlossen und die Pipette mit dei- Hand erwärmt wurde. 

 Wenn man eine Pipette in dieser Art behandelt, gibt sie eine sehr konstante Benetzung und ist 

 sicher als Präzisionsinstrument verwendbar. 



Hie folgenden Tabellen geben die bei der Eichung erhaltenen Pipettenvolumina. 



50 cm^ Präsisionspipette: 



G 



l 



9 



V 



49.8966 

 49.8953 

 49.9002 



17.70 

 17.50 

 17.50 



49.9493 



49.9482 

 49.9531 



50.0155 

 50.0128 

 50.0178 



Hierbei bezeichnet G das Gewicht des Wassers in der Pipette in Luft, o in Vakuum ange- 

 in gr, ( die Temperatur, v den Pipetteninhalt. Als Mittelwert bekommt man 



V = 50.0154 cml 



.5 CHI* Präzisionspipette : 



Bei der diütten Beobachtung ist, wie aus der Tabelle hervorgeht, das Gewicht des doppelten 

 Pipetteninhalts bestimmt. Bei der Mittelwertbildung ist deshalb dieser Beobachtung ein doppeltes 

 Gewicht gegeben. Als Mittelwert erhält man hier 



V = 5.0262 cm*. 



Als Messkolben wurden käufliche, von der Reichsanstalt geeichte Präzisionsnormalkolben 

 benutzt. Diese wurden geeicht. Dabei ergab sich: 



Kolbe N:o 57 

 » » 66 

 » » 48 

 » » 39 

 » » 35 



V = 1000.04 cm* 



V = 1000.02 » 



V = 1000.09 » 



V = 600.159 » 



V = 500.015 » 



Für die Bestimmung der Temperatm- des Thermostates wm'de ein Thermometer benutzt auf 

 welchem die Skala in 0.02 Grade geteilt war. Dieses Thermometer wurde geeicht durch Kom- 



' Man vergleiche OsT^\ ald-Lvthek; Plivsiko-Chemische Messungen. Leipzig, 1902. 

 N:o 10. 



