BESTIMMUNG DER NÄCHTLICHEN AUSSTRAHLUNG. 3 
Seite dieser Streifen, in elektrischer Hinsicht von ihnen isoliert, befinden 
sich zwei Thermoelemente in Verbindung mit einem empfindlichen 
Galvanometer. Strahlen nun diese Streifen gegen die Himmelsfläche, 
so wird, falls die Ausstrahlung stärker ist als die Insolation, der 
schwarze Streifen sich mehr abkühlen als der blanke und das Tempe- 
raturgleichgewicht gestört werden. Wird aber ein elektrischer Strom 
durch den geschwärzten Streifen geschickt, so kann das Temperatur- 
gleichgewicht durch geeignete Wahl der Stromstärke wiederhergestellt 
werden; hierbei wird der Wärmeverlust bei den beiden gleichen und 
gleich stark erwärmten Streifen durch Konvektion und Leitung derselbe 
und die Stärke der Ausstrahlung muss berechnet werden können, 
sofern man nämlich ausser der Grösse der Stromstärke auch den 
Widerstand der Streifen und eine gewisse für jedes Instrument be- 
stimmbare Konstante kennt. 
Der Gedanke, für Strahlungsbestimmungen eine blanke und eine 
geschwürzte Fläche anzuwenden, ist bekanntlich keineswegs neu, ob- 
wohl die Methoden, die auf dieser Grundlage ausgearbeitet worden, 
schon seit lange verworfen sind, da die Abkühlung verschieden auf 
die beiden verschieden erwärmten Körper wirkt. Viozze hat jedoch 
gezeigt, wie bei einer rationellen Observationsmethode ein derartiger 
Apparat zur Bestimmung der Insolation verwendet werden kann. 
Von allen diesen Methoden unterscheidet sich jedoch die oben be- 
schriebene dadurch, dass der Einfluss der Konvektion verschwindet, 
weil eben die schwarze und die blanke ausstrahlende Fläche praktisch 
genommen dieselbe Temperatur haben. 
Das Ausstrahlungsinstrument ist in enger Übereinstimmung mit 
dem elektrischen Kompensationspyrheliometer ausgeführt worden. Bei 
diesem letztgenannten Instrument habe ich jedoch während der letzten 
Jahre für die Herstellung der wärmeabsorbierenden Streifen dünnes 
Manganinblech angewendet, wogegen ich für das Ausstrahlungsinstru- 
ment zum Platinblech zurückgekehrt bin. Es ist nämlich von Wichtig- 
keit, dass diese Streifen, der schwarze wie der blanke, so unveränderlich 
und so gut definierbar wie möglich sind. Die Ungelegenheiten, die die 
Anwendung von Platin mit sich führt, sind übrigens in diesem Falle 
unbedeutend, da hier die Temperatur der strahlenden Streifen mit hin- 
reichender Genauigkeit mittelst eines geeignet placierten Quecksilber- 
thermometers bestimmt und hierdurch die Korrektion für die Änderung 
! ViontE, Ann. de Ch. et de Ph., Ser. 5, 17, 1879. 
