i KNUT ÅNGSTRÖM, 
des elektrischen. Leitungswiderstandes im Platin leicht berechnet wer- 
den kann. 
Da die Abkühlung für den schwarzen und den blanken Streifen 
wegen der Konvektionsströme u. s. w. möglichst gleich sein muss, sobald 
die Temperatur dieselbe ist, so folgt daraus, dass die beiden Streifen so 
nabe wie möglich einander placiert werden müssen. 
Um den Einfluss von Luftströmen noch weiter zu vermindern, 
habe ich nicht zwei, sondern vier Streifen angewendet, abwechselnd 
blanke und schwarze und nur ca. I mm von einander entfernt. 
Diese vier Streifen sind in einem Rahmen befestigt, wie Fig. 1 
es schematisch darstellt. Die beiden Streifensysteme sind natürlich von 
einander isoliert. Auf der Rückseite der Streifen ist das thermoelektrische 
System angebracht, indem die Zuleitungsdrähte und die Verbindung 
zwischen B und C von Kupfer, die Verbindungen zwischen 4 und B 
und € und D dagegen von Konstantan sind. Fig. 2 zeigt einen Quer- 
schnitt durch den Apparat. Die obere Seite des Rahmens, abgesehen 
von der Öffnung, über der die Streifen befestigt sind, ist mit einer 
dünnen, stark polierten Nickelplatte bedeckt, ebenso die untere Seite 
der genannten Öffnung. Die Streifen sind so über einen kleinen vier- 
eckigen Kasten von ca. 3 mm Tiefe und 20 mm Seitenlänge befestigt. 
Durch die Kleinheit des Raums unterhalb der Streifen wird auch die 
Stärke der Konvektionsströme vermindert. Die kupfernen Klemm- 
schrauben F und E gehören zum Thermoelement, zu den Streifen 
gehören vier Klemmschrauben, wovon in Fig. nur zwei, A und B, 
sichtbar sind. Der Rahmen und das Ebonitstück mit den Klemm- 
schrauben stecken in einem zylindrischen, stark vernickelten Röhren- 
stück, das mit Schutzdeckel und einer Durchbohrung für ein Thermo- 
meter T versehen ist. 
Man nehme zunächst an, dass der Apparat als eine gewöhnliche 
Thermosäule angewandt wird, indem eine gewisse Strahlung von der 
Stärke Q zuerst auf die schwarze Fläche fällt, wobei die blanke be- 
schattet wird, dann auf die blanke, wobei die schwarze beschattet wird. 
Hierbei erhält man an einem mit dem Thermoelement verbundenen 
Galvanometer die Ausschläge « resp. p. Diese Ausschlüge sind dem 
Wärmestrom proportional, der die Lötstellen des Thermoelements trifft, 
welcher Strom wieder = k A t gesetzt werden kann, wo k eine gewisse 
von der Wärmeleitung durch die Streifen abhängige Konstante und A ¢ 
der Temperaturunterschied zwischen der vorderen und hinteren Fläche 
der Streifen ist. Dieser Wärmestrom ist aber offenbar gleich dem 
