BESTIMMUNG DER NÄCHTLICHEN AUSSTRAHLUNG. 5 
Unterschied zwischen dem Wärmeaustausch des Streifens durch Strah- 
lung yQs (y = Breite der Streifen, s = ihrem Absorptionsvermögen 
gegenüber der fraglichen Strahlung) und seinem Wärmeaustausch durch 
Konvektion, der = CyQs gesetzt werden kann, wo C ein jeweilig zu 
bestimmender Faktor ist, der von einem Versuch zum andern variieren 
kann. Man erhält so für den schwarzen Streifen: 
a=kAt =k, (yQs— CyQs) 
und für den blanken ?=kAl, =k, (yQb — CyQb), 
woraus 
a kyQs(l—06) Ks 
1 
BT k,yQb (1 — C) = BoB? 
k, und k,, die von der Wiirmeleitung von der vorderen zur hinteren 
Flüche der Streifen abhüngen, sind Konstanten, ebenso das Absorptions- 
vermógen s der schwarzen Flüche, wogegen b bloss so lange konstant 
ist, als die Strahlung gleichartig ist, oder so lange die Strahlung bloss 
Wellenlängen umfasst, für welche das Strahlungsvermögen dasselbe ist. Bei 
den langen Wellenlängen, um die es sich hier handelt, ist dies jedoch 
der Fall, weshalb wir also, unter der Voraussetzung, dass das Instrument 
bloss zur Messung von aus solchen Wellenlängen bestehender Strahlung ver- 
wendet wird, setzen können: 
a ^ 5 | t t 
va cans = konstant. 
p k, b = : 
Nehmen wir nun an, dass das Instrument der nächtlichen Aus- 
strahlung ausgesetzt wird, und dass wir durch einen elektrischen Strom, 
der durch den am stärksten abgekühlten Streifen hindurchgeschickt wird, 
dessen Würmeverlust kompensieren. Wir erhalten da faktisch dieselben 
Ausschläge mit entgegengesetztem Vorzeichen für die beiden Streifen, 
d.h. also, in Übereinstimmung mit dem Obigen, für den schwarzen Streifen: 
y^lyQs -W— OC, (yQs - WE &, 
wo W=der von dem Strome erzeugten Wärme, und für den blanken 
Streifen: 
7=1yQb— C,y Qo) h,, 
woraus 
(yQs + W) (1—0C,) k = yQb (1—6,) 5, , 
