6 KNUT ÅNGSTRÖM. 
und da C, und C, hier in jedem Augenblick eleich sind, so erhält man: 
(yQs + W) k, = yQbk,, 
woraus: 
Wk _- W 
yQ = sk, — bk, sla HU 
und damit: 
Da nun hier 
W =m, (14 0%, 
wo m der elektr. Leitungswiderstand, « der Temperaturkoeffizient des 
Widerstandes, t die Temperatur und i die Stärke des Kompensations- 
stromes, so erhält man: 
Q = Konst. X ?? (1-F at). 
Hat man also durch Versuche das Verhältnis P/e und ferner 
die Breite der Streifen ; und den Widerstand m bestimmt, so muss die 
Konstante sich berechnen und die nächtliche Ausstrahlung durch Ab- 
lesen der Stärke des Kompensationsstroms sich bestimmen lassen. 
Diese Methode, die Ausstrahlung zu bestimmen, ruht offenbar 
auf zwei Voraussetzungen, nämlich: 
erstens, dass das Verhältnis 5/« unabhängig von der Beschaffen- 
heit der Strahlung ist, was mit Gewissheit als vorliegend erachtet wer- 
den kann, da es sich nur um Strahlung von sehr grosser Wellenlünge 
handelí: zweitens, dass die Konvektion für eine blanke und eine 
schwarze Fläche von sonst gleicher Beschaffenheit als gleich ange- 
nommen werden kann. Auch diese Bedingung ist nach Dunone und 
PETITS Untersuchungen ! erfüllt, und wie ich unten zeigen werde, wird 
diese Annahme ferner durch eine einfache Beobachtung beim Gebrauch 
des Instruments bestätigt. 
Indessen zeigt es sich mit sehr grossen Schwierigkeiten ver- 
bunden, die Quantität (/e exakt zu bestimmen. Es handelt sich ja 
eigentlich nicht darum, dieses Verhältnis für normal einfallende Strahlung 
zu bestimmen, sondern für eine Strahlung, die von allen Seiten einfällt. 
! Dutone et Perr, Ann. de Ch. et de Phys. 2e Ser., 7, p. 225 und 337, 1817. 
