8 KNUT ÅNGSTRÖM, 
bestimmten Gelegenheit erhalten werden, stimmen alle gut mit einander 
überein. Ihre Zuverlässigkeit als absolute Werte hängt jedoch natürlich 
von der Zuverlässigkeit der Bestimmung von 6, d. h. der Strahlungs- 
konstanten für einen sehwarzen Kórper ab. Vorläufig habe ich hierbei 
für diese Konstante den Wert benutzt, der mir am zuverlüssigsten er- 
schien, nämlich den von KURLBAUM ! gefundenen: 
—11 . . 
« = 7,68 x 10°, (Grammkalorien pro qem und Minute). 
Die Anordnung zur Anwendung des Instruments ist aus Fig. 4 
und 5 ersichtlich, wovon die erstere die Schaltung der verschiedenen 
Teile des Instrumentes angiebt, die letztere die Anordnung zeigt, wenn 
das Instrument im Freien angewendet wird und die Observationen mit 
den zum Kompensationspyrheliometer gehórigen Hülfsapparaten ausge- 
führt werden. E ist ein galvanisches Element, AR ein Schleifrheostat, 
A ein Prüzisionsamperemeter, all dieses in die Leitung zu den aus- 
strahlenden Metallstreifen geschaltet. @ ist ein empfindliches Galvano- 
skop oder Galvanometer in Verbindung mit den Leitungsdrühten zu den 
Thermoelementen. Alle die Hülfsapparate, die bei dem elektrischen 
Kompensationspyrheliometer ihre Anwendung finden, Galvanometer, 
Rheostat u. s. w., können also, wie leicht ersichtlich, unmittelbar und 
ohne jede Abänderung auch bei dem Instrument zur Bestimmung der 
Ausstrahlung angewendet werden. 
Von grösster Wichtigkeit ist, dass bei der Anstellung der Observa- 
tionen die Verbindungen zwischen den Thermoelementen einerseits und 
dem Galvanometer andererseits frei von fremden thermoelektromoto- 
rischen Kräften sind. Diese Verbindungen müssen also ausschliesslich 
aus Kupferleitungen bestehen, und der Stópselkontakt S, der sich in 
der Leitung zu den Thermoelementen findet, muss auch von Kupfer sein. 
Wenn das Instrument angewendet werden soll, wird es an einer 
Stelle mit möglichst freiem Horizont, die Rohrachse in vertikaler Stellung, 
placiert. Nachdem die Temperaturverhältnisse innerhalb des Instru- 
ments stationür geworden, was daran gemerkt wird, dass der zu den 
Thermoelementen gehörige Galvanometer bei Schluss der Leitung keinen 
Ausschlag giebt, wird der Deckel vom Instrument abgenommen, der 
Kompensationsstrom geschlossen und variiert, bis Temperaturgleichheit 
zwischen den Streifen wiederhergestellt ist, worauf die Stromstärke 
abgelesen wird und die Bestimmung fertig ist. 
! Kurteaum, Wied. Ann. 65, S. 746, 1898. 
