10 KNUT ÅNGSTRÖM, BESTIMMUNG DER NÄCHTLICHEN AUSSTRAHLUNG. 
Die Erfahrungen, die för das Instrument durch diese Observa- 
tionen bisher gewonnen, haben gezeigt, dass dasselbe äusserst leicht 
zu handhaben ist, dass eine vollständige Bestimmung der Ausstrahlung, 
abgesehen von der Zeit, die für die Aufstellung des Instruments ge- 
braucht wird, in wenigen Minuten ausgeführt werden kann, und dass 
es, was auch aus der Tabelle hervorgeht, schnell und getreu dem 
Wechsel der Durchlässigkeit der Atmosphäre folgt. Durch diese Ob- 
servationen wird auch die Grundannahme bestätigt, auf der die Kon- 
struktion des Instrumentes ruht, dass nämlich die Abkühlung der blanken 
und der schwarzen Fläche durch Konvektion und Leitung gleich ist 
sobald die Temperatur bei den beiden Streifen gleich ist. Denn es 
hat sich gezeigt, dass wenn die beiden Streifen exponiert werden, ohne 
dass der Kompensationsstrom geschlossen wird, die Temperatur der 
Streifen also verschieden ist, jeder Windstoss eine Änderung des Tem- 
peraturunterschiedes der Streifen bewirkt, wie sie in den unruhigen 
Schwingungen des Galvanometers sich deutlich kundgiebt. Sobald aber 
die Temperaturgleichheit zwischen den Streifen durch den Kompensa- 
tionsstrom hergestellt ist, behält der Galvanometer beinahe unverändert 
seine Gleichgewichtslage trots der heftigsten Windstösse bei. 
