iS ÖSTEN BERGSTRAND, 
skopobjektives haben.’ Diejenigen von diesen Fehlern, die nicht be- 
reits bei der Bestimmungen der Schraubenfehler beseitigt worden sind, 
erreichen innerhalb des hier in Betracht kommenden Teils des Feldes 
nur sehr kleine Beträge, wovon ich mich durch einige Messungen über- 
zeugt habe. Sie wirken auf die Messungen der Sternbildehen wie rein 
zufällige kleine Einstellungsfehler, die vernachlässigt werden können. 
Die Einstellungen der Gitterstriche sind hingegen von diesen Fehlern 
ganz befreit, da die Gitterquadrate stets genau in die Mitte des Feldes 
gebracht worden sind, und ich immer die Einstellungen der Striche 
an der Mitte jeder Gitterquadratseite gemacht habe. Die Krümmung 
der Bildfläche ist unmerklich, indem bei guter Fokussierung keine 
Parallaxe wahrzunehmen ist; sie ist übrigens dadurch ganz unschäd- 
lich gemacht, dass das Okular in den beiden Koordinatenrichtungen 
beweglich ist, so dass man die Einstellungen immer in der Mitte des 
scheinbaren Feldes machen kann. 
Da jeder Stern auf allen Platten an dieselben Gitterstriche an- 
geschlossen worden ist, so ist der Einfluss der Fehler des Gitters bei 
dieser Untersuchung eliminiert. 
Die Ausmessung jeder Platte ist bei nahezu konstanter Tempe- 
ratur ausgeführt worden, was durch wiederholte Ablesungen eines an 
dem Messapparate angebrachten Thermometers konstatiert worden ist. 
Jedes Bildchen eines zu messenden Sterns ist in Bezug auf die 
beiden umliegenden Gitterstriche in den beiden Koordinatenrichtungen 
gemessen worden. Nachdem alle Ablesungen für die fortschreitenden 
und periodischen Schraubenfehler korrigiert worden waren, gab die 
Differenz der Ablesungen für die beiden Striche in jeder Richtung den 
bezüglichen Wert des Gitterintervalles in Schraubenumdrehungen aus- 
gedrückt. Für jede Platte ist das Mittel aller so erhaltenen Werte des 
Gitterintervalles für jede Koordinate bestimmt und der Umrechnung der 
Messungsresultate in Gitterintervalle zu Grunde gelegt worden. Die 
Messungen wurden in zwei um 180? von einander verschiedenen Ori- 
entierungen der Platte ausgeführt, um die persönlichen Einstellungs- 
fehler zu eliminieren. Die Anzahl der individuellen Einstellungen jedes 
Sternbildchens oder Striches war mindestens 4, für 61, und 61, Cygni 
immer 6 bis 8. 
In der dritten und vierten Kolumne der folgenden Tabelle teile 
ich die aus den Messungen abgeleiteten rechtwinkligen Koordinaten 
! Vel. Lupenporrr, Über optische Distorsion in Messmikroskopen (Astr. Nachr., Bd 
166, 1904, p. 161). 
