2 N. C. DUNÉR, 
Ring, mit welchem zwei starke unter sich parallele Arme ein Stück 
bilden. 
Diese Arme gehen anfänglich 9,5 Cm in einer gegen das Haupt- 
rohr senkrechten Richtung. Dann biegen sie sich rechtwinklig, wer- 
den folglich dem Hauptrohre parallel und laufen in dieser Richtung 
noch 26,5 Cm bis zu einer runden Platte von 8 Cm Durchmesser 
und 17,5 Mm Dicke, die an zwei einander gerade gegenüberstehenden 
Puncten an dem einen und anderen von diesen Armen befestigt ist. 
An dieser Platte ist mit Hülfe von drei Paaren von Correctionsschrau- 
ben ein von 10 zu 10 Minuten getheilter Kreis befestigt und an diesem 
ein kurzes Rohr, in welchem eine Stahlaehse sich drehen kann, wel- 
che einen Arm mit zwei Mikroskopen trügt, an welehen man 5” able- 
sen kann. An diesem Arme wird in spüter zu beschreibender Weise 
das Gitter angebracht. 
Ganz im Anfang habe ich gesagt, dass das Hauptrohr einen 
Durehmesser von 84 Mm habe. Dies ist indessen nicht ganz richtig, 
was den 24 Cm langen Theil zwischen den beiden unteren Ringen be- 
trifft. Dieser Theil hat nämlich in Wirklichkeit einen Durchmesser von 
96 Mm, und innerhalb desselben befindet sich ein Auszugrohr, wel- 
ches an seinem unteren Ende ein von REINFELDER UND HERTEL in Mün- 
chen verfertigtes Objectiv von 81 Mm Durchmesser und 118 Cm Brenn- 
weite trügt. Dieses Objectiv dient zugleich als Collimatorobjectiv und 
Objectiv des Beobachtungsfernrohres. Um die Spiegelungen an den 
verschiedenen Flächen dieses Objectivs zu verhindern, welche sonst 
im hóchsten Grade stórend gewesen würen, ist im Centrum der inne- 
ren Flüche des Objectivs ein kreisfórmiges Stückchen schwarzen Car- 
tons von 10 Mm Durchmesser angeklebt worden. 
Am oberen Ende ist das Hauptrohr durch ein 8 Cm langes 
Rohr mit einem Durchmesser von 67 Mm verlängert, in welchem ein 
Auszugrohr, welehes den Spalt trágt, gleiten kann. Die Spaltbacken 
sind aus einer Legirung von Platin und Iridium verfertigt, und der Spalt 
wird durch eine Schraube mit eingetheilter Trommel geöffnet. 5 ganze 
Günge dieser Schraube óffnen den Spalt 1 Mm weit. Da nun die Trom- 
mel 50 Theilstriche hat, entspricht einem Theile der Trommel eine 
Spaltbreite von 0,004 Mm. Während der Beobachtungen in Lund wurde 
aus practischen Gründen das Sonnenbild nicht direct auf die Spalt- 
platte aufgefangen, sondern durch eine kleine Linse auf dieselbe pro- 
jicirt. In Upsala wurde dagegen die Einrichtung getroffen, dass das 
Foealbild direct auf den Spalt füllt, Mittels einer dünnen Messingplatte 
» 
= 
