"EON 
UBER DIE ROTATION DER SONNE. 3 
mit dreieckigem Ausschnitte kann der Spalt nach Belieben mehr oder 
weniger verdeckt werden, wodurch die Höhe des Spektrums beliebig 
verringert werden kann, ohne dass die Lage der Mittellinie zwischen 
der oberen und unteren Begrenzung des Spektrums verändert wird. 
Das Ocularrohr befindet sich seitlich am Hauptrohre und mög- 
lichst nahe am oberen Ende desselben. Es besteht aus einem Rohre 
von 100 Mm Länge, mit einem Durchmesser von 50 Mm, das an sei- 
nem inneren Ende ein rechtwinkliges Prisma trügt, welches sich ganz 
nahe der Achse des grossen Hauptrohres des Spektroskops befindet, 
jedoch ohne in irgend einer Weise in den Strahlenconus des Objec- 
tivs hineinzuragen. Die aus der Spalte austretenden Strahlen gehen 
durch das Objectiv, welches sie parallel macht, wonach sie das Gitter 
treffen, welches das Licht dispergirt. Dann füllt es wieder auf das 
Objectiv, welches die Spektra der verschiedenen Ordnungen zum Bild 
vereinigt, Giebt man dem Gitter eine genügende Neigung, indem man 
den Mikroskoparm um die Achse, an welcher er befestigt ist, dreht, 
so müssen Theile von einem oder mehreren Spektren das Prisma treffen, 
dort eine totale Reflexion erleiden und aus dem Hauptrohre in einer 
zu dessen Achse nahezu senkrechten Richtung heraustreten. Das 
Focalbild entsteht im Inneren des Ocularrohrs und kann durch Drehen 
des Oculartriebs zugleich mit der Einstellungsmarke im Mikrometer 
völlig deutlich sichtbar gemacht werden. 
Das Mikrometer ist so construirt, dass die Schraube zugleich 
die Marke und das Ocular verschiebt. Früher, in Lund, bestand die 
Marke im Mikrometer aus zwei Paaren paralleler Fäden, welche sich 
unter 60° kreuzten. In Upsala habe ich statt dessen zwei feine, ein- 
ander gegenüberstehende Nadelspitzen einsetzen lassen. Ihre Entfer- 
nung kann dadurch verändert werden, dass man die eine Nadel ver- 
schiebt, während man die Schraube, welche sie festhält, etwas zurück- 
geschraubt hat. Ferner können beide Nadeln zugleich mit Hülfe einer 
Schraube zur Längenrichtung des Spektrums senkrecht verschoben 
werden. 
Die Ganghöhe der Mikrometerschraube ist !/ Mm, und die 
Schraubentrommel, von 40 Mm Durchmesser, trägt 100 Theilstriche. 
Man liest mit Hülfe einer Loupe die ganzen Schraubengänge an einer 
Scala ab, welche sich seitlich an einem der Schlitten befindet. Das 
Mikrometer hat fünf Oculare, deren Aequivalentbrennweiten resp. 54, 
27, 18, 13.5 und 9 Mm sind. Ich habe immer das mittlere angewandt. 
Im Jahre 1901 hat Dr. BERGSTRAND das noch schwächere zweite benutzt, 
