"ESR Pu 
UBER DIE ROTATION DER SONNE. 5 
An der Mitte der hinteren Fläche der Gittercassette ist aber ein 
34 Mm langer Messingarm angelóthet, durch welchen eine Schraube, 
welche oben eine canellirte 25 Mm grosse Messingscheibe trägt, hin- 
durchgeht. Das abgerundete untere Ende dieser Schraube ruht auf 
der eben genannten Messingplatte, und wenn man mit Hülfe der ca- 
nellirten Scheibe die Schraube dreht, kann man folglich, indem die 
Federn an den Ziehschrauben zusammengedrückt werden, die obere 
Kante des Gitters nach vorne drücken, so dass es in der einen Rich- 
tung correct gestellt wird, wührend man, mit Hülfe der zwei Druck- 
schrauben die Gitterlinien in der auf jener senkrechten Richtung corri- 
giren kann. 
Natürlich kann der Mikroskoparm und zugleich damit das Gitter 
an die Drehungsachse festgeklemmt werden. Mit Hülfe einer Fein- 
schraube kann man dann eine gegebene Spektrallinie an beliebiger 
Stelle im Gesichtsfelde einstellen. Um äusseres Licht von dem Gitter 
abzuhalten, befindet sich das Gitter innerhalb eines Cylinders aus sehr 
dünnem Messingblech, dessen Bodenfläche die an dem Mikroskoparme 
angeschraubte Messingscheibe ist. Oben ist der Cylinder mit einer 
runden Platte aus Aluminiumblech verschlossen. Dieser Cylinder ist 
von dem Gitter gänzlich frei, ist aber mit dem Objectivende des Spek- 
troskopfernrohres durch ein Rohr, welches aus zwei in einander glei- 
tenden Theilen besteht, verbunden. Von diesen beiden Theilen ist der 
eine an dem Cylinder, der andere an der Objectivfassung des Spek- 
troskopfernrohres befestigt. Man kann daher, ohne durch dieses Rohr 
behindert zu werden, das Objectiv mit Hülfe des Objectivtriebes ein- 
stellen. An dem entgegengesetzten Theile des Cylinders befindet sich 
eine Klappe, welche geöffnet werden kann, um die Stellung des Git- 
ters durch die Schraube an der hinteren Seite der Gittercassette be- 
richtigen zu können, ohne den ganzen Cylinder abheben zu müssen. 
Um das Spektroskop am optischen Rohre des Refractors der Stern- 
warte zu Upsala anzubringen, entfernt man vom grossen Hauptrohre 
des Instruments den ganzen etwa 80 Cm langen Oculartheil, der aus 
einem oben 230, unten 210 Mm im Durchmesser haltenden, folglich 
schwach conischen Stahlrohre von 58 Cm Länge besteht, das durch 
ein Gusseisenstück fortgesetzt wird, welches den Ocularzug, den Mikro- 
meter etc. trägt, und befestigt statt dessen mit zwölf Schrauben ein 
cylindrisches Stahlrohr von 232 Mm Durchmesser, über welches der 
36 Mm lange oberste Theil des Spektroskopträgers gleiten und mit acht 
starken Schrauben befestigt werden kann. 
