6 N. C. DuNÉR, 
Der Trüger besteht zunüchst aus dem eben genannten Ringe, 
welcher unmittelbar durch ein starkes Messingrohr von 32 Cm Länge, 
aber etwas kleinerem Durchmesser fortgesetzt wird. Zwei sehr starke, 
lest mit einander verbundene Ringe, einer am oberen, einer am unteren 
Ende dieses Rohrs, kónnen als ein Stück um dasselbe gedreht werden, 
wobei am oberen Ringe vier Frictionsrollen die Drehung erleichtern. 
Am unteren Ende des festen Rohrs befindet sich ein in ganze Grade 
eingetheilter Kreis, und an ihm kann man den Drehungswinkel ablesen. 
Durch diese beiden Ringe gehen vier Messingrohre, welche 115 Cm 
lang sind und äussere Durchmesser von 26 Mm haben. An ihrem 
unteren Ende tragen sie das eine und 50 Cm hóher hinauf das andere 
Zapfenlager, in welchem die zwei Rothgussringe ruhen, welche sich am 
Fernrohre befinden. Nachdem das Spektroskop in die Zapfenlager 
gelegt ist, wird es dort mit Hülfe von zwei Messingbógen, welche man 
mit Schrauben an den Zapfenlagern befestigt, festgehalten. 
bei den Beobachtungen ist das Spektrum vierter Ordnung durch- 
weg benutzt worden. Unter diesen Umständen wird dies Spektrum, 
abgesehen von ultrarothen und ultravioletten Strahlen, bei der Wellen- 
länge 6500, vom Grün des Spektrums fünfter und vom Violett des 
Spektrums sechster Ordnung überlagert. Diese würden sehr störend 
wirken. Ich habe daher vor dem benutzten Oculare ein kleines aber 
ziemlich kräftiges Prisma à vision directe, einem von TöPFER in Potsdam 
verfertigten Zöllnerspektroskope angehörig, angebracht, und zwar so, 
dass seine brechende Kante der Längenausdehnung des Spektrums 
parallel war. Bei der geringen Breite der Spektra wurden dieselben 
dureh dies Prisma ganz getrennt. 
Der dispergirende Theil des Spektroskops besteht in einem 
Diffractionsgitter auf Spiegelmetall, welches in 1886 auf der Theil- 
maschine von Rowrawp hergestellt wurde. Dieses Gitter, welches auf 
einem von Herrn J. BRASHEAR geschliffenen Planspiegel von 100 Mm 
Seite getheilt ist, hat 46000 Linien von 53 Mm Lünge auf einer Breite 
von 81 Mm. Die Entfernung zweier aneinander liegenden Linien be- 
trägt folglich 0,00176 Mm. 
Wie das mit den RowrAxpscHEN Gittern überhaupt der Fall ist, 
ist dies Gitter in solcher Weise getheilt, dass die Spektra auf der einen 
Seite beträchtlich heller als auf der anderen sind. An diesem Gitter 
kommt noch eine Anomalie vor, welche für Arbeiten mit sehr starker 
Dispersion im höchsten Grade vortheilhaft ist. Während nämlich das 
Spektrum zweiter Ordnung recht schwach ist, ist das Spektrum dritter 
