8 N. C. DUNÉR, 
Flecken wie in der allgemeinen absorbirenden Schicht der Sonne vor- 
kommen, hervorgebracht seien. Dass ein Astronom, der wie Professor 
Haze die Verhältnisse an der Sonne bis in die kleinsten Einzelheiten 
zu studiren gewohnt ist, geglaubt hat, dass selbst diese kurze Notiz 
das Resultat einer ausführlichen und gründlichen Untersuchung sei, 
kann nicht auffallen. Ich dagegen bin sehr zufrieden, dass das, was 
ich während dieser flüchtigen Untersuchung gesehen habe, nicht mehr 
von dem wirklich Vorhandenen abweicht. Dass ich gar nicht von 
dem Verhalten einzelner Linien im Fleckenspektrum, deren Verbrei- 
terung, Absehwüchung, ja eventuelle Umkehrung ete. schon in allen 
Handbüchern über die Spektralanalyse erwähnt sind, sprechen und 
dies als unrichtig erklären wollte, ist selbstverständlich. 
Die oben erwähnten Veränderungen theils der Marke im Mikro- 
meter des Spektroskops, theils der Anbringung des Gitters am Mikro- 
skopträger haben die Beobachtungen am Instrumente nicht umwesentlich 
bequemer gemacht. Bei den Beobachtungen in 1899, 1900 und 1901 
war es möglich, und wurde thatsächlich immer so gemacht, dass ich 
keinen Gehülfen bei den Beobachtungen hatte. Die grobe Entstellung 
des Spektrums in die Mitte des Gesichtsfeldes konnte ohne Schwierigkeit 
bewerkstelligt werden, besonders wenn durch Verschiebung der Spalt- 
blende das Spektralband recht breit gemacht war. Wenn es sich 
nämlich zeigte, dass die Mittellinie des Spektrums sich weit oberhalb 
oder unterhalb der Mitte des Gesichtsfeldes befand, konnte man mit 
Hülfe der Schraube an der hinteren Seite der äusseren Gittercassette 
die Lage des Spektralbands verändern. Bei einiger Vorsicht, und wenn 
man abwechselnd einstellte und in das Ocular hineinsah, war nach 
ein Paar Versuchen die Correction genügend genau ausgeführt. Durch 
Verschiebung der Blende wurde nun das Spektrum so schmal gemacht, 
dass das kleine Prisma à vision directe das Spektrum IV Ordnung von 
denen V und VI Ordnung trennte, für eine Wellenlänge von etwa 
6300 im Spektrum IV Ordnung. Nun wurde die Lage des Gitters, 
wenn erforderlich, nochmals für diese Stelle corrigirt. Bei dieser Cor- 
rection konnte die feinste Einstellung natürlich so gemacht werden, 
dass die Nadelspitzen etwas verschoben wurden. Die grösste Unbe- 
quemlichkeit, über welche in Sur la Rotation du Soleil (s. 14) geklagt 
wird, war folglich gänzlich beseitigt. Statt dessen entstanden andere 
Biegungen im Instrumente oder wurden solche vergróssert. Vor allem 
zeigten sich die Einstellungen, selbst an einer und derselben Spektrallinie, 
lange nicht constant, sondern änderten sich mit der Zeit recht be- 
