UBER DIE ROTATION DER SONNE. 9 
trächtlich. Dies machte besondere Vorsichtsmassregeln bei den Beo- 
bachtungen nóthig. Es wurde immer nur die Entfernung zweier 
Spektrallinien, nicht wie in Lund in einer Beobachtungsreihe die Ent- 
fernungen mehrerer, bis sechs, Linien gemessen, und zwar geschahen die 
Messungen so, dass zuerst die erste und unmittelbar nachher die zweite 
Linie bei directer Drehung der Mikrometerschraube, und dann bei 
retrograder Drehung zuerst die zweite und dann die erste Spektrallinie 
eingestellt wurde. Es wurden für eine Messung immer gleich viele 
in directer Richtung und unmittelbar nachher in retrograder Richtung 
gemachte Einstellungen zum Mittel vereinigt. In dieser Weise dürften 
wohl zum grössten Theile die durch diesen Mangel an Stabilität hervor- 
gerufenen Fehler beseitigt worden sein. 
Bei den Beobachtungen in den Jahren 1887—1889 hatte ich die 
fortschreitenden und die periodischen Fehler der Mikrometerschraube 
recht vollständig untersucht. Es zeigte sich hierbei!, dass die perio- 
dischen Fehler der Mikrometerschraube so unbedeutend waren, dass 
sie höchstens 0,001 eines Schraubenumganges erreichten. Da bei der 
Berechnung die Genauigkeit nur bis zu dieser Grösse getrieben wurde, 
und da ausserdem die Messungen einer Distanz zwischen den Spek- 
trallinien von Tag zu Tag an verschiedenen Theilen der Schraube 
gemacht wurden, habe ich geglaubt, bei der Reduction der Beobach- 
tungen zu Upsala diese Fehler gänzlich vernachlässigen zu können. 
Von noch geringerem Einflusse auf die Beobachtungen zur Bestimmung 
der Verschiebungen der Spectrallinien an den Rändern der Sonne sind 
die fortschreitenden Fehler der Schraube?, da diese Messungen immer 
an den mittleren Gängen der Schraube gemacht wurden, wo der Ein- 
fluss dieser Fehler zugleich sehr klein ist und sich sehr langsam ändert. 
Bei diesen Messungen habe ich folglich auch diese Fehler vernach- 
lässigt. Dagegen erstrecken sich die Messungen zur Bestimmung der 
Reductionsfactoren über sehr beträchtliche Theile der Schraube. Ich 
habe daher die Correctionen wegen dieser Fehler an den zur Be- 
stimmung dieser Factoren ausgeführten Messungen angebracht. Auch 
der Einfluss dieser Fehler auf die Resultate ist indessen fast ganz 
verschwindend klein. 
Die Beobachtungen zur Bestimmung der Rotationszeit der Sonne 
wurden in den Sommermonaten von 1899, 1900 und 1901 gemacht, 
! Recherches sur la Rotation du Soleil. S. 15—21. 
SUPPE CES 21. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. IV: Vol. 1, Impr. */s 1907, 2 
