UBER DIE ROTATION DER SONNE. 31 
Linien gefundenen Wellenlängen stimmen, wie man sieht, ausseror- 
dentlich gut unter sich überein. Von den RowraANpschen Wellenlängen 
weichen sie um 0,000, resp. + 0,007 Axcsrrômsche Einheiten ab. 
Im Mittel aus meinen Messungen in 1887, 1888 und 1889 habe ich 
gefunden 6301,721 und 6302,717. Die Abweichung der obigen von 
mir gefundenen Wellenlingen von diesen betrügt resp. — 0,005 und 
— 0,001 AxcsrROwsche Einheiten. Wie man sieht, ist bei diesen Be- 
rechnungen keine Rücksicht auf die zwei Messungen in 1898 und auf 
die vereinzelte Messung am 3 Juli 1901 genommen. Die Mittelzahl 
aus den Messungen an 6 Tagen in 1900 an der Linie 6301,718 ist mit 
nur halbem Gewicht gegen die anderen, auf beträchtlich zahlreicheren 
Messungen an den anderen Linien beruhenden Mittelzahlen angenommen. 
Ich gehe hiermit zu den Beobachtungen zur Bestimmung der 
Differenz der Verschiebungen der Eisenlinie 6301,718 an entgegen- 
gesetzten Puncten des Sonnenrandes und deren Berechnung über. Ich 
will hier, um das Verfahren klarer zu machen, die vollständigen Beob- 
achtungen am 10 Juli 1901, bei der heliocentrischen Breite + 45° 
und deren Berechnung citiren. 
I. Beobachtungen. 
Nachdem das Spektroskop auf den für diese Breite passenden 
Positionswinkel = 350° eingestellt worden war, wurde das Sonnen- 
spektrum eingestellt, und das Fernrohr in Declination verschoben, bis 
die eine Nadelspitze bei der Drehung des Instruments um die Stunden- 
achse mit der Nordseite des Sonnenspektrums eben in Berührung 
kam, ohne irgendwo in dasselbe hineinzuragen. Der Kreis zeigte 
22*10', das Mikroskop + 0',58, was einer Ablesung von 22?11'57" 
entspricht. Eine schon im voraus berechnete Ephemeride zeigte, dass 
der Punct am Ostrande der Sonne an 45° heliocentrischer Breite um 
4' 56” südlicher, d. h. bei der Kreisablesung 22° 7' 1” = 22° 0’ + 27,085 am 
Mikroskop lag. Das Mikroskop wurde folglich auf 2*,085 eingestellt, und 
das Fernrohr mit Hülfe der Declinationsfeinschraube verschoben, bis der 
Theilstrich 22° 0' in der Mitte der beiden Fäden des Mikroskops stand. 
Das Instrument wurde nun mit Hülfe der anderen Feinschraube um 
die Stundenachse gedreht, bis dieselbe Nadelspitze das am Ostrande 
der Sonne erzeugte Spektrum gerade berührte. Ebenso wie bei der 
Einstellung am Spektrum des Nordrandes befand sich jetzt die ganze 
Nadel ausserhalb des Sonnenspektrums, konnte aber gegen das Luft- 
