( 284 ) 



commun , cl afin de les rendre moins fragiles en diminuant 

 la longueur du lube , ils ne donnaient d'indications que 

 entre 15° environ et 25'' à 28° centigrades. Des points 

 fixes étaient marqués sur les tubes, et la dislance de la 

 tête de la colonne mercurielle h l'un quelconque de ces 

 points fixes se mesurait en millimètres. La distance rela- 

 tive des différents points fixes d'un même thermomètre 

 avait été déterminée très-soigneusement. On pouvait donc 

 ramener immédiatement chaque lecture à partir du point 

 de répère adopté comme zéro. 



Par huit com[)araisons effectuées avec tous les soins 

 possibles, on avait établi le rapport des différents zéros, 

 afin que les lectures d'un thermomètre qui viendrait à être 

 brisé , fussent encore de quelque utilité. Enfin l'on a com- 

 paré huit fois aussi tous les thermomètres à un thermo- 

 mètre étalon, récemment vérifié dans la glace fondante. 

 On a donc pu déterminer à quelle température centigrade 

 correspond le zéro de chaque thermomètre. De plus, les 

 comparaisons ayant eu lieu en divers points éloignés de 

 l'échelle^ on a déterminé l'amplitude de chaque degré 

 centigrade en millimètres, et l'on s'est assuré que les tubes 

 étaient suffisamment bien calibrés, du moins dans la par- 

 tie comprise entre 15° et 20°, qui ne nécessite à cet égard 

 aucune correction. 



La table de réduction pour exprimer en degrés centi- 

 grades les lectures des thermomètres employés , se trouve 

 rapportée ici. 



