( ââo ) 

 une plus grande quanlité de chaleur, et précisément dans 

 le même rapport que l'absorption a été augmentée par 

 l'évaporation. La compensation paraît n'être pas exacte, 

 du moins pas dans tous les cas. J'ai observé constamment 

 que le thermomètre à boule mouillée, exposé à l'air sta- 

 tionnairedans une vaste salle, descendait de près de | degré 

 quand l'air était agité dans ses environs, soit par le mou- 

 vement d'un plan, soit par un balancement imprimé à 

 l'instrument suspendu à une corde. J'ai vu même qu'en 

 plein air, quand le vent était faible, sans être nul Je ther- 

 momètre mouillé baissait encore plus ou moins quand 

 j'augmentai l'agitation. La cessation du mouvement im- 

 primé le faisait revenir à son point primitif. J'ai remarqué 

 quelquefois que dans ces circonstances le thermomètre à 

 boule sèche éprouvait une variation en sens contraire de 

 celle indiquée par l'autre thermomètre. Quand le vent était 

 l)lus fort, l'augmentation de mouvement imprimée à l'air 

 ne produisait pas d'effet sur les thermomètres. Il faut con- 

 clure de là que lorsque l'agitation est faible, la couche 

 d'air adjacente au thermomètre peut arriver à un état plus 

 voisin de la saturation , et que la diflusion de sa vapeur 

 dans le reste de la masse d'air se fait plus lentement que 

 lorsque le renouvellement de l'air est plus rapide; consé- 

 quemment que dans cet air moins agité l'évaporation, et par 

 suite l'absorption de chaleur, est dans un rapport moindre 

 avec la chaleur venue du dehors, que lorsque le mou- 

 vement est plus rapide. Si la diffusion était nulle, l'éva- 

 poration serait arrêtée, et la température remonterait à 

 celle du thermomètre sec. — Pour atteindre sûrement le 

 minimwn de température, il est donc utile d'agiter l'air 

 dans les environs du psychromètre, si lèvent est très- 

 faible. 



