( 458 ) 
: le changement d’inclinaison correspondant à une division 
de l'échelle, et e’ la valeur angulaire d’une division. 
Outre la résistance du fer , il y a encore un élément im- 
portant qu'il faut déterminer, c’est l'influence de la cha- 
leur. Mes expériences ont montré que cette influence est 
très-différente pour différents barreaux, et qu'un acerois- 
sement de température produit quelquefois un accroisse- 
ment, quelquefois une diminution du moment magné- 
tique. Je soupçonne que cette différence dépend de la 
quantité de magnétisme permanent; quoi qu'il en soit, la 
circonstance elle-même est très-heureuse pour la pratique, 
parce qu’elle offre le moyen le plus simple de compenser 
par un choix convenable des barreaux, l'influence des 
changements de température. Dans notre instrument, le 
coefficient de la température est pour l’un des barreaux 
+ 0,0000698, pour l’autre — 0,0000585 : la somme divisée 
par 2 est +0,0000156, et comme l'angle de déflexion de 
l'aiguille & est de 44°, on aura en nommant T la tempéra- 
ture, dp—0,0000156 T 19, ou en exprimant d? en minutes, 
d?—0",052 T. Ainsi il y a encore une petite correction à 
appliquer pour les changements de température : si on se 
contente de corriger seulement les résultats, on n’a qu'à 
diminuer l'inelinaison de 1,25 pour chaque degré du 
thermomètre. | 
Ayant maintenant considéré les corrections de l’instru- 
ment d'inclinaison, il ne nous reste plus qu'un seul élé- 
ment à déterminer pour la réduction complète des obser- 
vations : c’est le changement d’inclinaison correspondant 
à une division de l'échelle. En suivant les règles indiquées 
par M. Lloyd, on trouverait pour notre instrument, en 
minutes : 
dJ 
dè —= 127,8 À + 0,#134 d, 
