( 492 



second niveau permanent aux deux lunettes méridiennes 

 qu'il construisit immédiatement après pour les Observa- 

 toires de Paris et de Bruxelles (1). Ce supplément ingé- 

 nieux ne parut pas écarter complètement la difficulté; 

 car, quelques années plus tard, l'Observatoire de Paris fit 

 enlever le cercle méridien et rendit les deux tourillons 

 mobiles (2), comme on l'avait fait aussi à Genève. 



J'avais remarqué, de mon côté, que les indications du 

 grand niveau offraient une différence à peu près constante 

 avec celles du petit; j'en avais recherché les causes, et. 



comme on pourra le voir, contenues dans des lirailes assez étroites, et qui 

 n'excèdent guère celles que présentent d'autres instruments de même nature, 

 on le doit à la grande habileté avec laquelle M. Gambey a exécuté un mode 

 de construction qui présente de plus grandes difficultés que le mode géné- 

 ralement suivi. • 



(1) On ne voit du moins pas qu'un niveau pareil ait été attaché à la lu- 

 nette de Genève. 



Voici ce qu'on lit dans Vavertissement répété en tète des derniers volu- 

 mes des Observations astronomiques faites à l'Observatoire de Paris : 

 « Avant le 30 juillet 1838, la lunette méridienne de Garabey portait, à une 

 des extrémités de son axe de rotation, un cercle de 1 mètre de diamètre qui 

 a été supprimé. D'après de nombreuses observations faites à l'aide d'un grand 

 niveau et des passages de la polaire observée aux différents fils dans les deux 

 positions est et ouest de ce cercle, on reconnut que les tourillons n'étaient 

 pas exactement de même diamètre; il résultait de ces mêmes observations 

 que les inclinaisons, telles qu'elles sont indiquées par le grand niveau, le 

 cercle étant à l'ouest, devaient être corrigées, et que le tourillon de Vest 

 devait paraître trop élevé de 3",26 pour que l'axe géométrique de rotation 

 fût réellement horizontal. Depuis le 30 juillet 1838, la lunette repose sur dr 

 nouveaux tourillons en acier trempé que l'on a soumis à de nombreuses vé- 

 rifications... » 



11 semblerait donc qu'il n'a point été fait usage des petits niveaux fixes. 



(2) Ces deux lunettes sont exactement de même forme et de même dimen- 

 sion. (Voyez Plans et Description des instruments de l'Observatoire royal 

 de Bruxelles, A.>?(ales de L'OBSERv*ToinE, t. XI.) 



