( 575 ) 



hauteur environ. Il importe de connaître le diamètre de ce 

 tube, ainsi que celui du tube latéral, afin de pouvoir tenir 

 compte de la capillarité. Mais la valeur de celle-ci peut 

 également être déterminée, comme je l'ai fait pour l'ap- 

 pareil du cabinet de Louvain, en observant la dilTérence 

 de hauteur des colonnes de mercure dans les deux tubes 

 réunis, avant que le sommet du gros tube fût scellé. 

 L'échelle est divisée en millimètres; les divisions se pro- 

 longent sur la partie de la platine qui est en regard du 

 gros tube, sur une distance de 30 millimètres tant au-des- 

 sus qu'au-dessous du bord inférieur de l'anneau auquel ré- 

 pond le zéro de la division. Le dessin, exécuté au cinquième 

 de la grandeur réelle, suppléera à l'explicalion des diverses 

 parties de cet instrument. 



Outre la méthode décrite plus haut pour constater la 

 force élastique de la vapeur mêlée à l'air ou au gaz sec, on 

 peut aussi employer la suivante : La température restant 

 conslanle, soit V ce volume occupé par le mélange de gaz 

 et de vapeur; p la pression atmosphérique , h la hauteur de 

 la colonne de mercure dans le tube latéral, au-dessus du 

 niveau dans le gros tube; c l'effet de la capillarité, c'est-à- 

 dire la quantité dont le mercure est trop bas dans le tube 

 latéral, et, enfin, soit f la force élastique de la vapeur 

 mêlée au gaz; le mélange est soumis à la pression/)-i-/i-t-c, 

 tandis que le gaz sec contenu dans le mélange supporte, 

 à lui seul , cette pression diminuée de celle f à laquelle la 

 vapeur fait équilibre; reste ainsi pour le gaz p + h+c — f, 

 son volume étant V. Maintenant, faisons changer le vo- 

 lume du mélange par le mouvement de la vis qui soutient 

 le fond mobile; la longueur de la colonne de mercure dans 

 le tube latéral sera devenue h', comptée à partir du niveau 

 dans le gros tube , lequel a changé également de position, 

 Tome xiv. 59 



