( 16 ) 

 sur quatre monlanls. Leurs centres se trouvent dans la même 

 direction verticale. La plaque supérieure sert à marquer 

 les termes de la base pendant la mesure; l'autre, au con- 

 traire, a pour destination de servir à conserver les termes 

 après le mesurage; on la surmonte alors d'une borne. 



L'appareil proprement dit, celui qui sert au mesurage 

 de la base elle-même, est, à quelques légères modifications 

 près, le même que MM. Bessel et Baeyer ont imaginé et 

 employé pour mesurer la base de Medniken, près de Kœnigs- 

 berg. îl est décrit avec beaucoup de détail dans l'ouvrage : 

 Gradmessimg in Ost-Preuscn , 1858, pag. 1-38. 11 se com- 

 pose de quatre règles en fer de 2 toises, sur 12 lig. de large, 

 et 5 lig. d'épaisseur. Ces premières règles sont recouvertes 

 d'autres en zinc, moins longues que les règles en fer, et 

 moitié aussi larges; leur épaisseur est la même que celles 

 des premières. Chaque règle de zinc est soudée, par l'une 

 de ses extrémités, au bout correspondant de la règle en 

 fer; les deux règles sont libres dans le reste de leur étendue. 

 Les extrémités de la règle en zinc sont terminées par des 

 coins en acier kk' , fig. 2. Les tranchants de ces coins sont 

 parallèles à la surface supérieure de la règle en fer. Tout 

 près de l'extrémité libre de la règle en fer est soudé, sur 

 la surface supérieure de la règle, un double coin en acier, 

 dont les deux tranchants i , i' , sont perpendiculaires à la 

 surface supérieure de la règle en fer. 



L'intervalle M détermine la longueur de la règle. Les 

 variations que subit le petit intervalle k'i' , dues aux varia- 

 tions de la température des règles, indiquent les variations 

 dans la longueur de la règle; cet intervalle constitue le 

 thermomètre métallique. On le mesure, ainsi que le petit 

 intervalle îA, laissé entre deux règles consécutives, au moyen 

 de petits coins en verre gradués, qui ; en tenant compte de 



