( 1' ) 



l'estime, mesurent ces intervalles jusqu'à un 1000* deligne 

 près. 



Pour mesurer l'inclinaison des règles, on se sert d'un 

 niveau à bulle d'air, dont l'une des extrémités est fixe, 

 tandis que l'autre peut se mouvoir, dans un petit intervalle, 

 au moyen d'une vis micrométrique, dont la tête glisse le 

 long d'une échelle graduée, perpendiculaire à la petite 

 règle du niveau. 



Les règles sont placées dans des caisses, de manière à 

 ce que leurs extrémités seules soient à jour, ainsi que le 

 niveau , qui perce la paroi supérieure de la caisse. Chaque 

 règle repose sur sept points d'appui, qui ne font pas corps 

 avec la caisse, et sont ainsi à l'abri des variations que 

 subit le bois de celle-ci , par les influences atmosphériques. 

 Les caisses elles-mêmes reposent sur de forts trépieds, 

 chargés de poids énormes, propres à en assurer la sta- 

 bilité. 



Le fil à plomb dont M. Baeyer se sert pour fixer le point 

 où la mesure s'arrête à la fin de chaque journée, est en 

 cuivre, de la forme et de la grosseur d'une poire ordinaire; 

 il est terminé par une pointe fine en acier. Pour fixera la 

 fin d'une journée le point où l'on doit recommencer le len- 

 demain, on abaisse le fil à plomb de l'extrémité de la der- 

 nière règle, sur une plaque de plomb fixée dans le sol. Si 

 le vent contrarie cette opération , on s'abrite sous une 

 tente. Un grand chariot, semblable à une de nos voitures 

 de déménagements, et ouvert par la face latérale, sert à 

 loger les règles pendant la nuit; il ne quitte pas la place. 

 Comme la base se mesure le long de l'accotement d'une 

 chaussée, on le place pendant la nuit au travers de l'acco- 

 tement, de manière à abriter le point à conserver, celui 

 dont on doit partir le lendemain. 



Tome xiv. 2. 



