( 100 ) 

 La classe, appréciant ces motifs, adopte la proposition 

 de M. Meyer, et charge le secrétaire d'exprimer au Gouver- 

 nement le désir de voir faire une triangulation du royaume 

 en rapport avec les progrès des sciences. 



COMMUNICATIONS ET LECTURES. 



Sur l'héliotrope de Bertram, note de M. Meyer, 

 correspondant de l'Académie. 



Pour répondre à quelques questions qui m'ont été 

 adressées à la dernière séance, au sujet de l'héliotrope de 

 Bertram , je crois devoir résumer, en peu de mots, la théo- 

 rie optique de cet instrument. 



J'ai dit que cet appareil se compose d'une planche rec- 

 tangulaire, d'un tube avec deux fds en croisée à son extré- 

 mité la plus éloignée, et d'un petit miroir, percé en son 

 milieu, à l'extrémité la plus rapprochée de l'aide chargé 

 de la manœuvre de l'instrument. 



L'ouverture au milieu du miroir est située à l'intersec- 

 tion de ses deux axes; ce point ne changera donc jamais 

 de place, quelle que soit la position que l'on donne au mi- 

 roir, en le faisant tourner autour de ses axes. 



Le tube, et, par suite, le point d'intersection de ses fils 

 sont également immobiles. 



L'aide, chargé de l'héliotrope, déplace la planche con- 

 venablement pour que l'œil de l'observateur, placé devant 

 l'ouverture du miroir, aperçoive la mire éloignée à l'inter- 

 section des fils. Alors il lixe la planche sur son pied, de 



