30 SUR LA DÉTERMINATION DE L'HEURE, 
mais 
PO = r cos. & 0, 
donc 
cos. + 0 
75 
cos. + t 
Remplaçant gq et » par leurs valeurs respectives tang. / cos. p et sin. p, on 
obtient en définitive 
cos. + 0 
tang. | — tang. p - 
É cos. £ t 
$ VE 
Moyen d'anéantir les erreurs provenant de l’inclinaison de l'axe de rotation 
de la lunette. 
La précision du coup d’œil d’un observateur, la bonté de l'instrument 
qu’il a entre les mains, lui présentent certainement beaucoup de garanties 
d’exactitude; mais ces garanties ne sont pas suffisantes : il faut encore 
qu’un heureux choix dans les méthodes d'observation lui permette, autant 
que possible, de reconnaître et d’anéantir les erreurs constantes provenant 
soit de la constitution de son organe, soit de la construction de son in- 
strument. 
Par rapport au premier point, on aura sans doute remarqué que les 
méthodes que nous proposons dans ce mémoire reposent toutes sur des 
différences de temps : elles sont donc affranchies de l'équation personnelle 
de l’observateur. 
Quant aux imperfections de l'instrument, celle qui a ici la plus grande 
importance est relative à l’horizontalité de l'axe de rotation de la lunette. 
L'instrument le plus commode pour établir et maintenir cette horizontalité 
est le niveau à bulle d’air : mais outre que ce moyen exige un niveau très- 
sensible et parfaitement réglé, il suppose que les deux tourillons appar- 
tiennent à une seule et même surface cylindrique. En effet, s'ils n'avaient 
