( 421 ) 

 tier à l'opéraliou du tracé de la vérification du mètre des- 

 tiné à la Belgique. M. Arago a bien voulu se charger de 

 diriger les opérations. 



Au moyen d'un instrument et de procédés imaginés 

 par M. Gambey, et qui ont paru réunir au mérite de la 

 simplicité celui d'une grande précision, le mètre destiné 

 à la Belgique ayant été rais en rapport avec le mètre à 

 bouts, formant le mètre étalon de France, deux traits ont 

 été tracés sur le mètre belge , lesquels représentent la 

 longueur du mètre étalon de France. 



Cette opération terminée , il a été procédé , au moyen 

 de l'instrument susmentionné, à la comparaison entre le 

 mètre belge actuellement à traits et le mètre étalon de 

 France. 



La largeur des deux traits du mètre belge , évaluée à 

 l'aide d'un microscope muni d'une vis micrométrique , a 

 été estimée être de deux centièmes de millimètre pour 

 chaque trait, et après les vérifications faites, les soussi- 

 gnés sont demeurés d'accord que la plus grande dififérence 

 qu'il puisse y avoir entre la distance des centres des deux 

 traits et la longueur du mètre étalon de France, ne pou- 

 vait s'élever, d'après les moyens employés, au sixième de 

 la largeur de l'un des traits, ou bien au tiers d'un cen- 

 tième de millimètre. 



Pendant les comparaisons des deux mètres , les tempé- 

 ratures indiquées par des thermomètres placés en contact 

 avec leurs surfaces ont donné les indications suivantes : 



D'AfBÈt LE THEBMOMÈTBE H" 1. s'AïaÈS LE THBBMOHÈTRE N<> S. 



21°0 centigrades 

 21.8 — 



20.8 — 



21.6 — 



22.0 — 



21o5 centigrades à lll>43" 

 21.7 — ll.Sl 



21.4 — 12. 7 



22.2 — 12.41 



2d.6 — 1.3« 



