( 422 ) 



Ces deux iherniomèlres, comparés ensuite à l'observa- 

 toire royal à un thermomètre étalon soigneusement véri- 

 fié , ont donné, d'après M. Arago, les résultats suivans : 



!'■'? COMPARAISON. S'^"' COMPARAISON. 3'"^ COMPARAISON. 



Thermomètre étalon. . 20o7 centig . . 20o9 centig. . . ai"! centig. 



— no 1 . . . 20.8 — . . 21.0 — . . . at.S — 



— no 2. . . 21.3 — ... 21.6 — . . . 21.75 — 



Le 17 août, les soussignés se sont de nouveau réunis 

 pour procéder à l'opération de la constatation du kilo- 

 gramme. 



Le kilogramme destiné à servir d'étalon pour la Bel- 

 gique est en platine et sensiblement cylindrique. Sa pesan- 

 teur excède un peu celle du kilogramme, afin de pouvoir, 

 au moyen de réductions successives, l'amener à repré- 

 senter autant que possible le poids du kilogramme étalon 

 de France. 



Diiïérenles épreuves préalables ont été faites dans la 

 vue de s'assurer de la sensibilité de la balance employée à 

 la pesée et à la comparaison du kilogramme étalon de 

 France et du kilogramme belge, et elles ont permis de 

 reconnaître que l'instrument était sensible à l'addition 

 d'un à i]eun milligrammes, l'un et l'autre plateau se trou- 

 vant chargés d'un kilogramme. 



Ensuite, au moyen de réductions successives, on a 

 amené le poids du kilogramme belge aussi près que pos- 

 sible du kilogramme étalon de Fiance; après quoi , il a été 

 procédé aux comparaisons nécessaires. 



Dans ces opérations , on a employé la méthode des dou- 

 bles pesées , dite de Borda , et le kilogramme étalon de 



