( 552 ) 



quation (4), la grandeur variable /' par la constante \, en 

 désignant par celle-ci la longueur focale moyenne de la 

 lunette. L'expression définitive de la correction est donc 



L — L" 



■ - » -E- (5) 



N'oublions pas que, dans cette formule, L est la distance 

 régulatrice mesurée sur le terrain , et L" la distance cher- 

 chée, obtenue à l'aide d'un premier calcul dans lequel on 

 ne tient pas compte de la variation de la longueur focale. 

 Comme exemple numérique, supposons que la lunette 

 ait O m ,5o de foyer; qu'on ait réglé l'instrumenta 300 m , 

 et qu'on veuille trouver la correction à appliquer lorsque 

 la mire est à la distance de 20 m , on aura, en appliquant 

 la formule rigoureuse (A) 



280 



e = CT5562 X = m 532. 



oOO 



La correction est donc égale à environ un soixantième de 

 la distance cherchée. 



Si l'instrument a été réglé à 20 m , et qu'on observe à la 

 distance de 300 m , la même formule donnera 



280 

 ~ ? = 0'»3504 X — ; 



d'où 



e= — 4 m 9I , 



valeur qui représente encore le soixantième environ de la 

 distance cherchée. 



En se contentant de la formule approximative (5), et en 





