( 472 ) 



nuellement de petites variations dans son activité, ce qui 

 fait que la distance à laquelle le courant électrique peut se 

 maintenir est également variable, et exige, par conséquent, 

 un changement correspondant dans l'écartement des char- 

 bons. Pour remplir cette condition, on a imaginé des ap- 

 pareils dans lesquels cette distance se règle elle-même. 

 Dans ceux qui sont arrivés à ma connaissance, le principe 

 adopté consiste à imprimer aux deux pointes, par l'action 

 du courant circulant dans une spirale, et agissant sur un 

 cylindre de fer qu'il attire après l'avoir rendu magnétique, 

 une tendance à s'écarter l'une de l'autre, mais à laquelle on 

 oppose une force contraire que l'on est le maître de modé- 

 rer de telle manière que la distance des pointes reste dans 

 les limites que le courant peut franchir dans les divers 

 états de sa force. Les appareils construits dans ce but sont 

 compliqués, fragiles et d'un prix élevé. Celui que M. Jaspar 

 a imaginé est notablement simplifié, d'un prix réduit à 

 moitié, d'une manipulation très-facile et d'un service as- 

 suré. L'instrument qu'il a fourni à l'Université catholique a 

 fonctionné pendant deux heures de suite, à l'aide d'un cou- 

 rant fourni par 50 éléments de Bunsen de médiocre gran- 

 deur. L'étincelle s'est maintenue invariablement au foyer 

 du réflecteur et des lentilles d'un porte-lumière ou appareil 

 photogénique destiné aux expériences d'optique, en l'ab- 

 sence du soleil. Je me plais à assurer que le but est complè- 

 tement atteint par l'i nstrument de M. Jaspar, instrument qui 

 se dislingue, en outre, par sa forme élégante et par l'exé- 

 cution soignée de tous ses détails. Je pense que la publica- 

 tion dans le Bulletin, du dessin et de la description de cet 

 appareil serait accueillie avec intérêt par les physiciens. » 



Ces conclusions sont adoptées. 



