— 311 — 



Biandaren består af en konisk ring, i hvars undre kant äro 

 fastade messingstrådar, som sammanlöpa och bilda 1 dec. tum 

 från kylfatets botten en liten korg. Upptill är biandaren försedd 

 med en trattformig mynning, på hvilken är fästad en spets G, 

 hvarmed biandaren kan omvridas. 



Thermometern är ytterst känslig. Hvarje del på skalan är 

 0°,1. Med säkerhet afläses 0",025. 



Jag öfvergår nu till sättet för apparaternas begagnande. 



Det rörliga benet på stativet utspärras (se fig. 1 (a). Me- 

 tallen, som skall undersökas, inläcges vid H, som är en fördjup- 

 ning, så afpassad att vid apparatens lutande ställning uppbäres 

 den lilla kulan. Tätringen samt derefter thermometern med vid- 

 hängande metallpropp insattes. Thermometern infaller då i den 

 lilla kulans motsvarande fördjupning och, då apparaten reses 

 upprätt, hindrar thermometern, genom sin tyngd, kulan att falla. 

 Apparaten uppvärmes med en lampa. Då thermometern visar 

 nära det gradtal, vid hvilket experimentet skall verkställas, släc- 

 kes lampan och, sedan den önskade temperaturen blifvit uppnådd 

 och observerad, får kulan, genom att thermometern något höjes, 

 fritt falla i apparaten (se fig. 3), som förut blifvit fylld med 

 vatten af en temperatur nära rummets. Då kulan fallit, insattes 

 i biandarens mynning en kork; biandaren omvrides långsamt 5 

 hvarf, hvarefter hela apparaten omskakas. 



På detta sätt inställer sig sluttemperaturen inom 10" ä 12 ' 

 och, då vid undersökning apparatens afsvalningshastighet (appa- 

 ratens temperatur 1° å 2° högre än rummets) var 0°,0002 på 

 1", blir densamma för ofvanstående tidsförlopp endast 0°,002 

 eller 0°,0024, hvilket är betydligt mindre än det minsta ob- 

 servationsfel, hvarigenom jag ansett mig icke behöfva taga i be- 

 räkning ofvannämnde qvantitet; så mycket mer som här endast 

 är fråga om relativa bestämmelser, då felet alltid blir detsamma 

 för hvilken temperatur som helst. 



Af vidfogade tabeller 1 och 2 synes att 2 försök äro verk- 

 ställda vid hvarje tionde grad mellan + 50 n och + 300". Såsom 

 förut nämndes, då thermometern visade några grader under det ön- 



