— 313 — 



För hvarje försök afvägdes vattnet till 300 gr. Sålunda 

 blir alltid V+V — 315,475 gr. för denna apparat. 



Bland de erhållna (t' — t) togs medium af 11 närliggande 

 och uppkomma på detta sätt för 250°, 200", 150 n och 100° med 

 noggrannhet bestämda (t' — t), hvilka, sedan de undergått ne- 

 danför uppgifne nödvändiga korrektioner, utgöra de fyra första 

 termerna af en serie, i hvilken jag på vanligt sätt enligt differens- 

 kal kulen beräknat de öfriga. Genom insättning i formeln (1) 

 erhålles sedan det specifika värmet. 



Den till oljebadet begagnade, Kongl. Vetenskaps-Akademien 

 tillhörige qvicksilfverthermometern, tillverkad i Berlin, befanns 

 vid undersökning vara väl calibrerad, men öfverallt visa 2° för 

 högt. Utom iakttagelse för detta fel, måste äfven korrektioner 

 anbringas för: l:o lafttlier •mometerns olika gång med qvicksilfver- 

 thermometern; 2:o qvicksilfverpelarens lägre temperatur vid det 

 observerade gradtalet, och hvilken uppkommer derigenom att ther- 

 mometerröret till största delen är utom oljebadet. 



Beträffande den första af dessa korrektioner uppgifver V. 

 REGNAULT förhållandet mellan 



luftthermometern och qvicksilfverthermometern vara 



vid 300° 301°,2 + 1°,2. 



250° 250 n ,3 +0 n ,3. 



200° 200°,0 +0°,0. 



Den sednare korrektionen möter svårigheter deruti, att den 

 ofvan oljebadet varande qvicksilfverpelarens temperatur med full- 

 komlig noggrannhet ej kan bestämmas. Likväl vågar jag tro, att 

 man kommer den sanna temligen nära, om man antager qvick- 

 silfverpelaren upptill hafva samma temperatur som den från olje- 

 badet uppstigande luftströmmen. Nedtill har jag antagit tempe- 

 raturen vara densamma, som thermometern visar. På denna 

 grund blir qvicksilfverpelarens temperatur medium af dessa of- 

 vannämnde. 



Om T — temperaturen, som thermometern visar, 



T = » hos qvicksilfverpelaren upptill, 



7"— det gradtal, till hvilket thermometern är nedsänkt 

 i oljebadet (i förevarande fall = +- 9 n ,5) samt 



