— 4 — 



efter samma konstruktion förfärdigad barometer, hvilken ar 1839 

 blef omsorgsfullt komparerad med Franska Nordkaps-expeditio- 

 nens barometrar; det befanns dä, att var Pistorska barometer 

 angaf barometerständet för lagt med 0,60 m.m. Littmanska ba- 

 rometern blef förlidet år, 1858, komparerad med den Pistorska, 

 hvarvid erhölls följande eqvation: 



Pistor = Littman — 0,19 m.m. 

 Under antagande, att Pistorska barometerns korrektion, + 0,00 

 m.m., bibehållit sig oförändrad sedan 1839, erhålles häraf Litt- 

 manska barometerns korrektion — + 0,41 m.m. Denna korrek- 

 tions giltighet har sedermera blifvit pa sätt och vis bekräftad; 

 ty förtiden höst erhölls genom komparation med 12 stycken af 

 Ådermax förfärdigade och sedermera sorgfälligt undersökta siphon- 

 barometrar, att Littmanska barometerns stånd, efter den ifråga- 

 varande korrektionens anbringande, öfverensstämde med medel- 

 ståndet af dessa 12 barometrar på 0,05 m.m. nära. Denna kor- 

 rektion gäller dock endast för den Franska skalan, som ensam 

 blifvit vid de antydda komparationerna begagnad. Jemförelser, 

 som pa flera olika delstreck blifvit gjorda mellan Littmanska 

 barometerns bada skalor medelst de befintliga nonierna, hafva ut- 

 visat, att arläsniiigarne pa den Svenska skalan alltid utfalla min- 

 dre än de motsvarande afläsningarne pa den Franska med nästan 

 konstant 0,09 m.m., när de bada afläsningarne reduceras till sam- 

 ma matt medelst det ofvan angifna reduktionstalet. Under an- 

 tagande af detta reduktionstals riktighet blir följaktligen Litt- 

 manska barometerns korrektion, da dess Svenska skala användes, 

 = 0,41 + 0,09 = 0,50 m.m. — 0,17 dec.lin. Tills vidare kommer 

 denna korrektion, + 0,17 dec.lin., att användas, sa att vid de re- 

 ducerade barometerstånd, som skola meddelas, samma korrektion 

 alltid blifvit behörigen afsedd. 



3:o) Några bestämningar af den i atmosferen befintliga vat- 

 tenångans föränderliga qvantitet hafva hitintills icke utförts. 

 Sedan den 7:de sistlidne Februari, dä en Augusts psychrom^ter 

 blef på ett för dess användande beqvämt och ändamålsenligt sätt 

 anbrairt pa observatorium, anställas numera regelbundna hygro- 

 meter-observationer. De två thermometrar, som tillsammans bilda 

 psychrometern, hafva blifvit sorgfälligt undersökta och deras rör- 

 kaliber befunnen öfverensstämmande med de respektiva skalornas 

 delar inom ,',-, grad. — Af de olika resultater, som kunna dragas 

 ur dylika psychrometer-observationer — såsom fuktighetstrycket, 

 relativa fuktigheten, daggtemperaturen — kommer här endast att 

 ■meddelas det förstnämnda eller fuktighetstrycket, d. v. s. den del 





