— 77 ~ 



bereuen, Kalk zur Austrocknung zu wählen, da 

 ich später gefunden habe, dafs ein Delucscher 

 Hygrometer, den ich von einem guten Künstler 

 in Berlin (der die Austrocknung mit geglühetem 

 Kali vorgenommen) in meinem Austrocknungs- 

 Apparat 6 Grade mehr Trockenheit anzeigte als 

 auf dem getheilten Kreise verzeichnet sind, so 

 dafs ich, wenn ich dieses Instrument brauchen 

 will, jederzeit die Beobachtungen nach einer 

 besonders dazu berechneten Tabelle corrigiren 

 mufs. 



Die ersten Versuche wurden mit Streifen 

 eines sehr schönen englischen Velinpapiers an^ 

 gestellt, 10" par. lang und 5"' breit. Die Thei- 

 lung am Instrumente betrug go° ; der Strich 45° 

 war in der Mitte und die Endstriche hatten die 

 Null. Der Gang war so, dafs die Trockenheit 

 die Nadel hob, die Feuchtigkeit sie niederliefs. 

 Die Grade nach oben werde ich mit dem — 

 Zeichen , die nach unten mit -{- Zeichen an- 

 deuten. 



Trocknungs -Versuch. 



In freier Luft des Zimmers, am 4ten May 

 1809 um VII morgens stand das Instrument auf 

 — 39> und wurde sogleich in den Kasten gestellt. 



Zeit Grade 



May den 4ten Früh VII — — 39 



VIII, 3o — I2| 



IX , 1 5 — 10 



X, 20 — 7 £ 



