— So- 

 lch mufste hier den Versuch beendigen, ob- 

 gleich die Feuchtigkeit das Maximum nicht er- 

 reicht hatte, weil der Raum zum weitern Gange 

 der Nadel auf dem Quadrant fehlte. Da die 

 Th eilung nicht über o gieng, so habe ich die 

 drei letztern Beobachtungen durch Schätzung ge- 

 macht. Merkwürdig war es mir, dafs bei der 

 Beobachtung (*) die Glas -Scheibe des Kastens 

 schon so stark mit niedergeschlagenem Dunste 

 bedeckt war, dafs er in Tropfen herabflofs, da 

 doch der höchste Grad der Sättigung bei weitem 

 noch nicht erreicht war. Ich habe nachher bei 

 jedem Versuche diese Beobachtung gemacht, wel- 

 ches beweiset, dafs Deluc gegen Saussure mit 

 Recht behauptete, dafs der Niederschlag an den 

 Wänden des Glases noch nicht eine Anzeige der 

 vollkommenen Sättigung sey. Das einzige Mit- 

 tel, welches von diesem vollkommenen Sätti- 

 gungspuncte sichere Kunde geben kann, ist der 

 Stillstand des Hygrometers. 



Nach dem Herausnehmen des Instruments 

 vollendete die Nadel in der Luft ihren Gang ge- 

 gen die Trockenheit in ?■£ Min. , kam aber nicht 

 auf 58-f zurück, sondern blieb auf 45°. Da in 

 der Bel'euchtungszeit von etwa 10 Stunden das 

 Wetter sich nicht geändert hatte, so auch nicht 

 die Temperatur des Zimmers, so erscheint dieser 

 Unterschied von 6-| als eine Unregelmäßigkeit 

 im Gange. 



Bei dem Einsetzen des Instruments in den 

 Kasten betrug die Windung des Papiers etwa 



