— 83 — 



sehen De Luc und Saussure mir klar: dafs alle 

 Haarhygrometer in der Nähe des Maximum der 

 Feuchtigkeit wieder zurückgehen. Die Versuche 

 des Erstem und das Geständnifs des Letztern 

 lassen keinen Zweifel hierüber übrig. Aber die 

 Ursache zu dieser marche retrograde Wurde nicht 

 aufgefunden. Sie liegt in dem obigen Unter- 

 schiede zwischen geleimten und ungeleimten Pa- 

 piere aufgedeckt. Das Haar ist ein hohler Cy- 

 linder, eine Röhre, innerhalb welcher eine zum 

 Wachsthum und vegetabilischen Leben des Sub- 

 jeets erforderliche Gallerte befindlich ist, deren 

 Verschwindung im Alter des Menschen oder durch 

 Krankheit das Haar weifs, d. h. minder durchsich- 

 tig macht. Im trocknen Zustande ist diese, wie 

 jede, Gallerte durchsichtig, daher das vorher nicht 

 abgestorbene Haar des Hygrometers noch durch- 

 sichtig bleibt. Wird nun diese Gallerte durch 

 Feuchtigkeit aufgeweicht und ausgedehnt, so ge- 

 schieht es nach allen Dimensionen, d. h. in der 

 Länge und in der Dicke. Die Befeuchtungsgrade 

 liefern also beständig diese doppelte Ausdehnung, 

 deren Eine (die in die Dicke) der Andern (der in 

 die Länge) entgegen arbeitet. So lange die Aus- 

 dehnung der eigentlichen Haarsubstanz gröfser 

 ist als die Verkürzung durch die Erweiterung 

 des Durchmessers, schreitet das Hygrometer zur 

 Feuchtigkeit. Sind aber diese beiden Wirkungen 

 auf die Länge des Haars einander gleich gewor- 

 den , dann steht die Nadel des Instruments still. 

 Nimmt nun die Verkürzung durch die Erweitö- 



